410 H. ZWA AEDEMAKEE : 



erreichen; in genügendem Grade nur dann, wenn man sie über eine 

 grössere Oberfläche gegen einander anhegen lässt. Letzteres setzt wieder 

 eine bedeutende Grösse der Platte voraus und der Apparat muss ziemlich 

 gross und breit ausfallen. Dies hindert nun nicht, wenn man ihn für 

 continuirliche , lang anhaltende Strömungen benützen will, es macht den 

 Apparat unbrauchbar für abgebrochene und umkehrende Strömungen, wie 

 sich dieselben bei der Athmung vorfinden. Für einige physiologische 

 Probleme kann jedoch eine solche Luftbrücke mit Schiebern, ungeachtet 

 der grossen Lufträume, welche sie erfordert, mit Nutzen verwendet werden 

 und wir wollen deshalb auch diese Form unseres Armamentariums hier 

 kurz beschreiben, um so mehr, weil einige Eigen thümlichkeiten von Luft- 

 strömungen sehr charakteristich hervortreten. 



Die untere Verzweigung des früheren Brückensystems ist ersetzt 

 worden durch einen grösseren Behälter aus Holz mit darauf geschraubten 

 kupfernen Deckplatten, in welchen die Schieber sich befinden. Der Be- 

 hälter hat eine Länge von 25 "^"^ eine Breite von G''"^ und eine Höhe von 

 11™. Er wird mittels eines kurzen, 18™™ weiten Verbindungsstückes 

 auf den Orgeltisch gestellt. Die Schieber in der Deckplatte sind genau 

 symmetrisch rechts und links nach Art eines Aubert'schen Diaphragmas 

 gebaut. Sie können mittels einer Mikrometerschraube geöffnet und ge- 

 schlossen werden und zwar kann die Diagonale eine Länge von 20™™ 

 erreichen. Die Ablesungen finden an einer groben Scala der Einheiten 

 nach statt; am Kopfe der Mikrometerschraube in lOOstel eines Millimeters. 

 Da die Schraube etwas todten Gang hat, wird immer zuschiebend ab- 

 gelesen. 



Oben auf der Deckplatte, über den Schieberöffnungen, sind wieder 

 genau symmetrisch zwei cylindrische Luftkammern angebracht, hoch 3*7"" 

 und breit 1 • 6 °™. Diese Luftkammern setzen sich oben in einen 18™™ 

 weiten Theil fort, damit die Theile der anderen Brücke aufgesteckt werden 

 können und Diaphragmata, Röhren u. s. w. auch hier promiscue Verwen- 

 dung finden. Die Schieberöffnungen finden sich nicht genau in der Axe 

 der Luftkammer, das ist nur der Fall bei einer Länge der Diagonale 

 von 10™™, sonst liegt die Mitte der Oeffnung immer ein wenig lateral- 

 wärts. Wenn die Schieberöffnungen beiderseits gleich weit sind oder nicht 

 nennenswerth differiren, macht diese Abweichung aus der Axe der Luft- 

 kammer keine nachweisbare Unregelmässigkeit. Sobald aber die Differenz 

 der Areale der Schieberöffnuugen bedeutend wird, fängt sie an störend zu 

 werden. Empirisch hat sich herausgestellt, dass dies der Fall ist, wenn 

 einerseits eine Diagonale = 1 , andererseits eine Diagonale = 7 eingestellt 

 wird. Wir haben in Folge dessen davon Abstand genommen, diese be- 

 sondere Form des ßrückensystems für grössere Areale als 50^™™ zu vei- 



