412 H. Zwaardemakee: 



Wie aus obenstehender Tabelle hervorgeht, bedürfen die Ablesungen 

 der Scliieberstände für die asymmetrischer Brücke bedeutende Correctionen. 

 Theilvveise rührt dies vom ungenauen Schliessen der Schieberplatte her 

 und offenbar wechselt diese üngenauigkeit für die verschiedenen Stände 

 der Schieber nicht unbeträchtlich. Obgleich der Apparat sehr genau ge- 

 arbeitet und mit grosser Sorgfalt polirfc, leicht eingefettet und genau an- 

 schliessend gemacht war, Hessen sich diese Unregelmässigkeiten nicht weg- 

 nehmen. Da die Abweichungen um so grösser werden, je ansehnlicher 

 das Areal der Oeffnung, so ist diese Fehlerquelle doch nicht die einzige 

 Ursache der beobachteten Unregelmässigkeiten. Es muss auch die relative 

 Enge der Luftkammer über den Schieberöffnungen daran Schuld sein. 

 Namentlich die Weite der Luftkammer hätte grösser sein müssen, damit 

 die von der nicht axialen Lage der Schieberöffnung herrührenden Wirbel 

 rechts und links nicht allzu sehr differiren. In der Form, welche der Apparat 

 jetzt besitzt, werden diese Wirbel sich an der Seite mit weit geöffneten 

 Schiebern ungemein viel kräftiger geltend machen, als an der Seite mit 

 engen Oeffnungen, wo der Strom sich in grösserer Distanz von der Wand 

 der Kammer bewegt. Weil die Wirbel einen Widerstand für eindringende 

 Luft hergeben, muss die Schieberöffnung um ein nicht Geringes erweitert 

 werden, damit die Luft unten in demselben Maasse hereintritt, als sie 

 oben durch die genau axial gestellte Diaphragmaöffnung ausfliesst. Grössere 

 Luftkammern über den Schieberöffnungen machen jedoch auch eine weitere 

 Auseinanderlagerung der Schieber nothwendig und letztere würden wiederum 

 eine Vergrösserung der unteren Luftkammer mitgebracht haben. Ich hatte 

 bis jetzt keine Veranlassung, einen solchen grösseren Apparat zu bauen, 

 denn die Röhren, welche ich bis jetzt auf ihre Durchgängigkeit zu prüfen 

 hatte, besassen alle ein Lumen von weniger als 5™™, und in diesem Falle ist 

 der Fehler bei der Messung, wie aus den beiden oben mitgetheilten Tabellen 

 hervorgeht, nur gering. Wenn sich aber später einmal das Bedürfniss 

 fühlbar macht, die Methode auch auf weitere Röhren anzuwenden, werde 

 ich nicht verfehlen, die Anfertigung eines geräumig gebauten Apparates 

 mit sehr weiten Luftkammern zu veranlassen, denn man arbeitet mit 

 Schiebern ungemein viel leichter und handlicher als mit Drehscheiben, die 

 nur sprungweise Aenderung des Widerstandes in den proximalen Zweigen 

 erlauben. Je grösser aber die Luftströme des zur Messung herangezogenen 

 Brückensystems sind, um so weniger geeignet ist unsere Methode für Luft- 

 ströme, die während des Versuches Wechsel unterworfen sind. Für Respi- 

 rationsversuche ist der Schieberapparat dann auch ganz und gar ungeeignet, 

 es sei denn, dass man bezweckt, die mittlere Luftdurchgängigkeit kennen 

 ?u lernen. 



