Die Ltjetbeücke. 413 



§ 4. Kleines Brüekensystem für plötzlich abgebrochene 



Luftströme. 



Gerade einen Gegensatz zu dem Brückensystem mit Schiebern und ge- 

 räumigen Luftkammern bildet ein ganz Kleines, das in einer, einer früheren 

 Mittheilung beigegebenen Abbildung in natürlicher Grösse abgebildet ist.^ 

 Es bat linksseitig proximal einen von einem kleinen Diaphragma gebildeten 

 Widerstand, woran sich distal der zu messende Widerstand anreiht. Rechts- 

 seitig hat es zwei unter sich verwechselbare Drehscheiben. Letztere besitzen 

 Oefifnungen, eine erste Platte von 0*4 bis 4-0™™, eine zweite von 0-5 bis 

 6 • ™™, und gestatten also einen ziemlich ausgedehnten Wechsel von Wider- 

 ständen proximal, während distal entweder durch Einstellung der weitesten 

 Oeffnung aller besondere Widerstand hin weggenommen werden kann, oder 

 durch Einschiebung von einer der vielen kleinen Oefihungen ein willkürlich 

 gewählter Vergleichswiderstand hergestellt wird. 



Die Weite der ßöhre ist überall 6 ™™. Erweiterte Luftkammern zwischen 

 den proximalen und distalen Zweigwiderständen fehlen hier ganz. Als 

 eigentliche Brücke kann Verschiedenes eingeschaltet werden. Für manche 

 Fälle liefert ein ganz kleiner Wassermanometer mit kurzer Wassersäule 

 schon ganz Vorzügliches. Wenn das Gleichgewicht ungefähr erreicht worden 

 ist, ist diese kleine Menge Wasser nur unbedeutenden Verschiebungen 

 unterworfen und sogar bei plötzlich einsetzenden Luftströmen geschieht die 

 Einstellung genügend rasch. Ein Wassermanometer z. B. kann für Luft- 

 ströme, die durch Schnüffelbewegungen oder Hustenstösse verursacht worden 

 sind, sehr gut angewendet werden. Für noch raschere Luftbewegungen wird 

 sich derselbe jedoch nicht eignen. In diesem Falle haben wir uns von zwei 

 einander gegenüber gestellten und gekoppelten Marej 'sehen Kapseln bedient.^ 



Unter allen Umständen muss die Verbindung zwischen dem Brücken- 

 system und dem Manometer bezw. den Mar ey 'sehen Kapseln so kurz wie 

 möghch sein. Für die Weite dieser kurzen Verbindungsröhre wählten wir 4 ™™ 



Bis jetzt haben wir das genannte kleine Brückensystem nur zur Ver- 

 gleichung der beiden Nasenhälften bei der Athmung, beim Schnüffeln und 

 beim Niessen verwendet. Namentlich Asymmetrien lassen sich hiermit 

 leicht quantitativ beurtheilen und daher gelangt man auf diesem Wege zu 

 einem numerischen Ausdruck für die Verhältnisse, welchen man schätzender 

 Weise nach meiner vor Jahren beschriebenen Methode der Athemflecke ^ auf 

 die Spur kommt. 



* Nederl. Tijdschrift van Oeneeskunde. 1900. Deel II. p. 73. 



^ Siehe: Ebenda. 1900. Deel II. p. 71 (wo eine Abbildung in etwas weniger 

 als natürlicher Grösse). 



* Zwaardemaker, Ebenda. 1889. Deel I. p. 6; Ärch.f. Laryng. Bd. I. p. 175. 



