418 



H. Zwaaedemakee: 



Brücke strictiori sensu fuügirende Glasrohr einschiebt. Der Einfluss dieser 

 Luftkissen wird einem engeren Zweig des Systems gegenüber bedeutender 

 sein und den Luftstoss mehr dämpfen als gegenüber dem weiteren Zweig.. 

 Wahrscheinlich aus diesem|Grunde fallen die Messungen der Röhrenwider- 

 stände für Wechselströme oder periodisch abgebrochene Ströme weniger 

 genau aus, wenn die Areale der Scheibenöfifnungen einen grösseren als. 

 8 fachen Unterschied zeigen. Ein Tfacher Unterschied ist noch erlaubt. 



Gleichgewicht mittels Windfahnen aufgesucht. 



I. 



Diaphragmata ScheibeuöffouDgen 



2.52:3-43 = 4-51:6.06 

 oder 2-52 X 6-(J6 =15-27 

 3-43 X 4-51 = 15-47 



II 



Diaphragmata Scheibeiiöffnungeu ■ 



0-89:1.56 = 0-47:0.76 

 oder 0-89 x 0-76 = 0-67 

 1-56 X 0.47 = 0-73 



Wie der Leser sieht, ist die Uebereinstimmung des auf Grund der 

 Beobachtung mittels Windfahne aufgefundenen Gleichgewichtes mit dem 

 der Wirklichkeit entsprechenden eine sehr befriedigende zu nennen. Die 

 Proportion der Diaphragmen- und Scheibenöffnungen ist eine nahezu voll- 

 kommene. 



Zusammeufassuug. 



A. Continuirliche Luftströme sind zu untersuchen mittels: 

 I. einer Luftbrücke mit gro-ssen Drehscheiben, welciie 16 Dia- 

 phragmaöffnungen enthalten (3 bis 18 und 1 bis 16™™). Mit Mikromano- 

 meter im Brückenarm arbeitet sie genau für alle Einstellungen. Die 

 Luftdurchgängigkeit der distalen Zweige zeigt sich, falls Gleichgewicht 

 erreicht worden, proportional den Arealen der proximalen Zweige. Kleine 

 Abweichungen vom Gleichgewicht geben Veranlassung zu einer aus dem 

 Druck in den Luftkammern herzuleitenden Correction. 



IL einer Luftbrücke mit Aubert'schen Diaphragmen. Mit 

 Mikromanometer im Brückenarm gestattet sie Messungen von Röhren und 



