14 



M. Gräfin von Linden: 



bzw. durch Assimilatioii der Puppen veränderte Kohlensäuremenge dennoch 

 richtig bestimmt werden konnte. Übrigens habe ich nie beobachtet, daß 

 das in die Meßburette eingefüllte Gasvolumeu auch bei längerem Stehen 

 über Wasser eine merkliche Volumenabnahme, die nicht auf Temperatur- 

 veränderungen zurückzuführen gewesen wäre, erfahren hätte, jedenfalls des- 

 halb, weil das Wasser aus der Luft bereits Kohlensäure aufgenommen 

 hatte und weil die absorbierende Oberfläche nur eine kleine war. 



Bei den Analysen wurde zuerst die Kohlensäure über Kalilauge ab- 

 sorbiert. Die Lauge befand sich in einer Hemp eischen Pipette (Fig. 6), 

 die mit der Meßburette durch enge Gummischläuche, in welche eine recht- 

 winklig gebogene Kapillarröhre C eingesteckt war, verbunden wurde. Vor 



dem Einsetzen der Kapillare wurden Kapillare und 

 Gummischläuche mit Wasser gefüllt, um jedes 

 Eindringen oder Entweichen von Luftbläschen zu 

 vermeiden. Die Kohlensäureabsorption war bei 

 konzentrierter Kalilauge nach 5 Minuten schon 

 vollkommen beendet. Wurde das Gas, nachdem 

 es in die Meßburette übergeführt und gemessen 

 war, nochmals über Kalilauge gebracht, so blieb 

 sein Volumen unverändert. Nur bei verbrauchten 

 Lösungen war ein mehr als zweimaliges Übertreiben 

 zur Erreichung eines konstanten Volumens not- 

 wendig. Die Difi"erenz aus dem ursprünglich in der 

 Meßburette enthaltenen Luftvolumen (100 '='"") und 

 dem Volumen nach erfolgter Kohlensäureabsorption ergab den Gehalt des Gas- 

 gemenges an Kohlensäure. Die von Kohlensäure befreite Luft wurde nun in 

 derselben Weise durch Heben des mit der Meßburette durch einen Schlauch 

 beweglich verbundenen Wasserstandsrohrs in eine zweite, mit gelben Phosphor- 

 stäbchen angefüllte Hempelsche Absorptionspipette (Fig. 7) übergetrieben. 

 Diese zweite Pipette besteht aus dem mit Wasser gefüllten Phosphor- 

 behälter A und einer zweiten, mit diesem durch ein 

 gebogenes röhrenförmiges Zwischenstück in Verbindung 

 stehenden, kugelförmigen Erweiterung £, die das Wasser 

 aufnimmt, das durch Einleiten des zu analysierenden 

 Gases aus dem Phosphorreservoir verdrängt wird. Die 

 Phosphorstäbchen, die nach dem Eindringen der Luft 

 in den Behälter und dem Hinausdrängen einer ent- 

 sprechenden Wassermenge in unmittelbare Berührung mit dem aus der 

 Meßburette übergeleiteten Luftquantum treten, verbrennen nun den in dem 

 Gasgemenge enthaltenen Sauerstoff. Sofort auftretende weiße Nebel zeigen 

 einerseits den Sauers tofigehalt des Gases und die Funktiousfähigkeit des 



Fiff. 6. 



Fig. 7. 



