120 Hans äeon uxd Franz Müllee: 



keit, wenn man geringen Abweichungen nach unten (1-548 statt 1-578) 

 eine so große Bedeutung beimißt, daß mau nur daraufhin ein frisches Blut 

 nicht mehr für einwandfrei hält, dabei aber viel größere Abweichungen 

 nach oben bis zu 1-66 zuläßt.^ 



II. Beziehungen zwischen Eisengehalt und Lichtabsorption des 



Blutfarbstoffs, 



Hämoglobinbestimmungen mit dem Spektrophotometer. 



^YiIl man die in den Blutkörperchen enthaltene Farbstofifmenge mittels 

 des Spektrophotometers bestimmen, so liegt es am nächsten, den Apparat 

 mit einer Lösung des rein dargestellten Farbstoffs zu eichen. Wir müssen 

 also von kristallisiertem Hämoglobin ausgehen und machen dabei die Voraus- 

 setzung, daß dieses sich in seinem Lichtabsorptionsvermögen gleich verhält 

 dem in den Blutkörperchen enthaltenen Farbstoffe, den wir mit Bohr^ 

 kurz „Hämochrom" nennen wollen. Gegen diese Identität hat Bohr 

 allerdings gewichtige Bedenken geäußert. ^ Aber selbst, wenn wir von diesen 

 absehen, stellen sich noch andere Schwierigkeiten in den Weg. Einmal 

 wissen wir nicht, welche Darstellungsmethode (Zusatz von Alkohol oder 

 Äther usw.) den Blutfarbstoff am wenigsten verändert, andererseits bietet 

 die Bestimmung der Trockensubstanz bzw. des Kristallwassers eine weitere 

 Fehlerquelle. 



Wie der eine von uns bei Gelegenheit der Prüfung des Miescher- 

 schen Hämometers dargelegt*, wandten die verschiedenen Autoren, welche 

 Hämoglobin zum Zwecke der Konzentrationsbestimmung trockneten, ver- 

 schiedene Temperaturen an, so Hoppe-Seyler-^ 110^, Hüfner ebenfalls 

 110° im Wasserstoffstrom, von Noorden^ bis 100"^, Bunge, wie es scheint, 

 120'', Yeillon^ dampfte die Lösung im Yacuum bei 60° ein und trocknete 

 dann 5 Tage lang im Luftbad bis zur Gewichtskonstanz, die Temperatur 

 gibt er nicht an. Es wurde auch schon gesagt, daß das Resultat unserer 

 Konzentrationsbestimmuncfen durchaus unbefriedigend ausfiel. 



1 Dies Archiv. 1899. S. 483. 



^ Nagels Handbuch der Physiologie. Bd. I, 1. S. 88. 



^ Nagels Handbuch der Physiologie. Bd. I, 1. S. 88, und besonders Skand. 

 Archiv. Bd. III. 



4 Hies Archiv. 1901. Physiol. Abtlg. S. 443. 



' Medizinisch-chemische Untersuchungen. 1868. 8. Heft. S. 370. 



« Zeitschrift für physiol. Chemie. Bd. I. S. 389; Bd. III. S. 3; Bd. IV, S. 15. 



■^ Mie Sehers Arbeiten. Leipzig 1897. S. 450. 



