130 Hans Aeon und Feanz Müllee: 



Zwecks Feststellung der Genauigkeit der Methode war zu untersuchen, 

 ob die Konzentration, in welcher der Blutfarbstoff zur spektrophotometrischen 

 Untersuchung kommt, einen Einfluß auf das Resultat ausüben kann. 

 Tabelle XV zeigt, daß Doppelbestimmungen bei verschiedener 

 Konzentration befriedigende Übereinstimmung liefern. 



Es war weiter interessant, festzustellen, wie sich die einfache kolorimetrische 

 Messung des Blutfarbstoffes, mit Hilfe des Mies eher sehen Hämometers zur 

 spektrophotometrischen Bestimmung in bezug auf Genauigkeit verhält.^ 



Dieser Vergleich mit 2 Glaskeilen ausgeführt (alter Keil, im Besitz von 

 Geh. Eat H. Munk, und neuer Keil) zeigt, daß beim Spektrophotometer 

 die Differenz der Doppelbestimmungen nicht wesentlich ge- 

 ringer, der wahrscheinliche Fehler also auch nicht viel kleiner 

 ist, als beim Miescherschen Apparat (s. Tab. XVI). Das tritt deutlich 

 bei der Betrachtung von Bestimmungen desselben Blutes bei verschiedenen 

 Konzentrationen hervor. Inwieweit aber die absoluten Hämoglobin- 

 werte, wie sie sich aus der dem Hämometer beigegebenen Tafel ergeben 

 sollen, richtig sind, hängt wie beim Spektrophotometer von dem 

 Eisenwertab, den wir im Hämoglobin annehmen. Nach unserer Annahme 

 eines Fe-Gehaltes im Hämoglobin von 0-iJ36 Prozent liegen die Werte um 

 2ü Prozent tiefer als dort angegeben; nimmt man 0-42 Prozent Fe im 

 Hämoglobin an, so sind sie gleich. 



Unser früher abgegebenes Urteil über das Mies eher sehe Hämo- 

 meter kann also vollinhaltlich bestätigt werden. Wir sagten: 



„Das Instrument ist für relative Hämoglobinbestimmungen, wie sie in 

 der Klinik ja ausschheßlich vorgenommen werden, sehr gut verwendbar." 



Wir möchten hinzufügen, daß für solche Zwecke eine Verwendung des 

 Spektrophotometers im allgemeinen überflüssig erscheint. 



Wenn es aber für bestimmte physiologische oder pathologische Fragen 

 darauf ankommt, möglichst exakt die Blutfarbstoffmengen in einem Blut 

 zu bestimmen, dessen Farbstoff Veränderungen in seinen optischen Eigen- 

 schaften etwa durch Methämoglobinbildung erlitten hat, dann dürfte das 

 Spektrophotometer vorzuziehen sein. Dieses hat den Vorzug, uns an- 

 zuzeigen, wenn ein beträchtlicher Teil des Blutes in Methämoglobin ver- 

 wandelt ist, und uns auch in diesem Fall durch A^'S^ die vorhandene 

 Farbstoffmenge anzugeben, während das Hämometer hier zu niedrige 

 Werte liefert. Wir haben ja gesehen, daß das Lichtabsorptionsvermögen 

 einer Methämogiobinlösung gegenüber dem einer Oxyhämoglobinlösung 

 von gleicher Konzentration zurücksteht. Mittels der Spektrophotometer- 

 werte e'^ und e^ und der Konstanten A'^ und Aq für Oxyhämoglobin 



* Vgl. die früheren Bestimmungen, dies Archiv. 1901. Physiol. Abtlg. S. 443. 



f 



i 



