Das FlijM]\iern des Hbezens. 

 Tabelle IL 



257 



AbleukuDg der beweglichen Kolle des Elektrodynamometers , abgelesen auf 

 der Skala, wenn der iu der früher beschriebenen Weise mit Induktions- 

 apparat und Wasserinterruptor erzeugte Induktionsstrom durch die zwei 

 Rollen des Elektrodynamometers geleitet Avurde. 



luterruptioLs- 



Eollendistanz 



Ablenkung 



Interruptions- 



Eollendistanz 



Ablenkung 



zahl 



in 



in 



zahl 



in 



in 



in i Sek. 



Millimetern 



Skalateilen 



in 4 Sek. 



Millimetern 



Skalateilen 



20 



50 



0- 



10 



20 



25 



2-90 



40 



50 







11 



40 



25 



4-45 



60 



50 







15 



60 



25 



7-25 



SO 



50 



0- 



25 



SO 



25 



10-20 



100 



50 



0- 



35 



100 



25 



13-70 



sä 10 



40 







05 



8ä 10 



20 



1-45 



20 



40 







40 



20 



20 



4-30 



40 



40 







55 



40 



20 



7-00 



60 



40 







SO 



60 



20 



10-65 



SO 



40 



1 



15 



SO 



20 



15-05 



100 



40 



1 



50 



100 



20 



20-90 



SälO 



35 







20 



SälO 



15 



1-85 



20 



35 







SO 



20 



15 



5-60 



40 



35 



1 



20 



40 



15 



9-25 



60 



35 



1 



85 



60 



15 



14-20 



80 



35 



2 



75 



80 



15 



20-10 



100 



35 



3 



95 



100 



15 



26-95 



8ä 10 



30 







55 



SälO 



10 



2-35 



20 



30 



1 



80 



20 



10 



6-70 



40 



30 



2 



65 



40 



10 



11-70 



fiO 



30 



4 



15 



60 



10 



17-60 



SO 



30 



5 



•80 



80 



10 



25-30 



100 



30 



7 



•60 



100 



10 



33-20 



SälO 



25 



1 



•00 



100 







40-10 



Die Korrektion für die etwas veränderten Widerstände bei meinen 

 nachher zu beschreibenden Versuchen mit Froschherzen berechnete ich 

 nach der Formel J: i= W^\W^, worin 

 .7 = die Stromstärke bei meinem Versuche, 



i = die Stromstärke, welche wir mit dem Elektrodynamometer fanden, 

 wenn wir alle Umstände gleich ließen, ausgenommen den Widerstand 

 im sekundären Kreis, 

 W^ = der Widerstand der sekundären Rolle des Induktionsapparats + 



Widerstand des Elektrodynamometers, 

 TF„ = der Widerstand der sekundären Rolle + Widerstand des Herzens. 



Archiv f. A. u. Ph, 1906. Physiol. Abtlg. Suppl. 



17 



