Über die Geschwindigkeit des Nervenpeincips. 71 



sches Element {Dm) herabzusetzen, wobei noch ein Widerstand [IV) von 

 1000 Siemens- Einheiten in den Stromkreis eingeschaltet und der den 

 Galvanometer durchfliessende Strom durch Nebenschliessung auf ^/^^ reducirt 

 war. Geöffnet und geschlossen wurden die beiden Str(')me durch die Helm- 

 holtz'sche Wippe [BZ) mit zwei gleich zu besprechenden Aenderungen. 



III. Die Fehlerquellen. 



Bei dieser Anordnung des Versuches besteht eine ganze Reihe von 

 Fehlerquellen, die theils in dem Verfahren begründet, also unvermeidlich 

 sind, theils in den Instrumenten liegen und mehr oder weniger vollkommen 

 beseitigt werden können. 



Es sei zunächst von diesen die Rede. 



I. A. Das Priucip des ganzen Versuches beruht auf der Voraussetzung, 

 dass der messende Strom genau in dem Augenblicke geschlossen werde, 

 in dem der Reizstrom geöffnet wird, oder dass der stattfindende Zeitunter- 

 schied wenigstens constant sei. ^ Helmholtz erreichte bekanntlich diese 

 gleichzeitige Schliessung und Oeffnung mit Hülfe seiner „Wippe". So ein- 

 fach diese Vorrichtung ist, so scheint doch ihre Leistung sehr davon ab- 

 zuhängen, wie sie im Einzelnen gearbeitet ist. Denn das Modell des hiesigen 

 physiologischen Institutes, das mir probeweise gütigst zur Verfügung gestellt 

 wurde, hatte nur einen ganz minimalen Fehler, der nach meiner Prüfung 

 noch kleiner angenommen werden muss, als der der ebenfalls vorzüglichen, 

 von Hermann 2 benutzten Wippe. Leider aber war das für mich nach 

 diesem Modell nachgebaute Exemplar bei Weitem schlechter. Der Fehler 

 lag nicht in der Durchbiegung des Balkens, sondern an dem Spiel der 

 Zapfen in ihren Lagern. Die das Schlusscontact-Ende des Balkens von 

 unten empordrückende Feder trieb die Zapfen, die etwas zu lose in den 

 Lagern gingen, an den oberen Rand der Lager (vgl. Fig. 2 A). Der Schluss- 

 contactstift traf, wenn er hinabgedrückt wurde, unmittelbar über der 

 Feder oder noch näher am Drehpunkt auf den Balken, und erzeugte daher 

 zunächst eine Bewegung der Zapfen bis zum unteren Rande der Lager. 



* Mit Hülfe einer geeigneten Contactvorrichtung würde sich nämlich die Messung 

 der Leitungszeit in der Weise ganz besonders elegant ausführen lassen, dass man den 

 zeitmessenden Strom erst so lange nach dem Reizstrom beginnen lässt, wie die Latenz- 

 zeit des Muskels dauert. Der Ausschlag des Galvanometers würde dann für die dem 

 Muskel am nächsten gelegene Eeizstelle nahezu Null sein, und die Ausschläge bei 

 Reizung der höher gelegenen Stellen würden ausschliesslich die Leitungszeiten bedeuten. 



^ L. Hermann und O. Weiss, Ueber die Entwickelung des Elektrotonus. 

 Pflüger's Archiv. 1898. Bd. I/XXI. S. 245. — Der Fehler der Wippe wird zu 

 0*00007 See. angegeben. 



