Übee die Geschwindigkeit des Neevbnprincips. 73 



den weiteren Angaben hervorgeht, dürfte dieser Fehler, ebenso wenig wie 

 ungleicher Abstand der einzelnen Elektroden bei den verschiedenen Paareu, 

 einen wesentlichen Einüuss auf die Versuche gehabt haben. 



III, A. Damit der zeitmessende Strom während seinej- Dauer gleich- 

 förmig sei, muss vor Allem der Platincontact des Froschuuterbrechers gleich- 

 massig arbeiten. Abgesehen von ünreinigkeiten, wird der Widerstand dieses 

 Contactes veränderlich sein mit der Grösse des Druckes, mit dem der Hebel 

 auf der Contactplatte lastet. Um den Einfluss zufälliger Unregelmässig- 

 keiten an dieser Stelle möglichst abzuschwächen, habe ich in der Regel 

 mit belastetem Hebel gearbeitet. Der Einfluss, den dies auf die Grösse 

 der gemessenen Zeiträume hat, wird weiter unten erwähnt werden, 



B, Ferner wird der zeitmessende Strom beeinflusst werden durch 

 den Widerstand, den er in dem Qaecksilbercontact des Froschunterbrechers 

 findet. Die Zeit, die verstreicht, ehe der Quecksilberfaden zerreisst, ist be- 

 kanntlich ohne Einfluss, weil ja der Strom zuerst im Platincontact unter- 

 brochen wird. Aber ein Unterschied im Widerstände des Quecksilberfadens 

 würde die Stärke des Stromes während seiner ganzen Dauer verändern. 

 Um diese mögliche Unregelmässigkeit (die übrigens thatsächlich nicht er- 

 kennbar ist) zugleich mit denen der Wippe auszugleichen, und ausserdem 

 die Selbstinduction in den Rollen der Bussole zu verringern, wurde bei 

 den Vor versuchen ein möglichst hoher Widerstand in den Stromkreis ein- 

 geschaltet. Bei der zuletzt angenommenen Anordnung war dies nicht noth- 

 wendig, da im Galvanometer selbst schon ein Widerstand von 10000 Ohm 

 vorgeschaltet ist. Hier diente der Widerstand als bequemes Mittel, die 

 absolute Grösse der Galvanometerausschläge abzustufen. 



IV, Um zunächst die im Apparat liegenden vermeidbaren Fehler- 

 quellen zu erörtern, so wäre noch zu untersuchen, ob die Ausschläge des 

 Galvanometers als der Dauer des zeitmessenden Stromes proportional an- 

 gesehen werden können, Dass dies der Fall war, wurde durch Control- 

 versuche empirisch festgestellt. 



V, So weit der Apparat in Betracht kommt, lässt sich die hinreichende 

 Gleichförmigkeit der Versuchsbedingungen ziemlich leicht erreichen. Eine 

 Quelle viel schlimmerer Fehler bildet aber beitden eigentlichen Versuchen 

 das Präparat selbst, 



A. Die bei Weitem wichtigste Fehlerquelle ist im Zustande des Muskels 

 zu finden. Gesetzt, dass die Reize, die den Muskel treffen, stets gleich 

 sind, so kann sich doch die Art, wie der Muskel auf den Reiz reagirt, 

 namentlich wenn es sich um längere Reihen von Beobachtungen handelt, 

 beträchtlich ändern. Es ist zu bedenken, dass der Beobachter nicht den 

 Zeitpunkt der Erregung des Muskels wahrnimmt, sondern erst den Zeit- 



