78 R. DU Bois-Retmond : 



werden. Der constante Ausschlag des Galvanometers unter den eben an- 

 gegebenen Bedingungen schwankte bei den Versuchen zwischen 218 und 

 235, so dass in dieser Hinsicht vollständige Grleichförmigkeit der Versuchs- 

 bedingungen bestand. 



B. Im Widerstände des Quecksilbercontactes war kein Unterschied 

 zu erkennen, gleichviel ob ein langer, dünner Faden aus einer faltigen 

 oxydirten Oberfläche ausgezogen, oder ein eben hinreichender Adhäsions- 

 kegel von blankem Quecksitber gebildet wurde. 



IV. Ob die Ausschläge der Dauer des zeitmessenden Stromes pro- 

 portional seien, wurde auf folgende Weise untersucht: Auf die Grundschiene 

 eines Federmyographions wurden neben einander zwei lange, schmale Queck- 

 silbertröge aufgesetzt. In diese tauchten beide Enden eines auf die Schreib- 

 tafel gekitteten Drahtbügels. Die Länge des einen Troges wurde durch 

 eingesetzte Querwände abgestuft. Der Strom, der (genau so wie bei der 

 eigentlichen Messung) durch 1 Daniel l'sches Element bei 1000 Siemens- 

 Einheiten eingeschalteten Widerstandes gegeben und durch den zum Gal- 

 vanometer gehörigen Vorschaltnebenschluss auf ^/^^ reducirt war, wurde 

 den beiden Trögen zugeleitet. Je nachdem also der Gang des Feder- 

 myographions schneller oder langsamer, der Trog kürzer oder länger be- 

 messen war, wurde der Strom durch den vorüberstreifenden Drahtbügel, 

 der in beide Tröge eintauchte, auf kürzere oder längere Zeit geschlossen. 

 Die Länge des Troges konnte gemessen werden, indem (bei auf ^/loooo 

 reducirtem Strom) der Rahmen des Myographions ganz langsam bewegt 

 wurde, bis der Draht die beiden Tröge verband. In dem Augenblick, in 

 dem das Galvanometer seinen Ausschlag begann, wurde der Rahmen an- 

 gehalten und seine Stellung bezeichnet. Ebenso wurde das Aufhören des 

 Contactes am anderen Ende des Troges bestimmt. Die zeitliche Dauer des 

 Contactes wurde durch die Stimmgabel des Myographions gemessen, auf 

 deren Curve die Marken für Anfang und Ende des Contactes abgetragen 

 wurden. 



Diese Einrichtung hatte den Uebelstand, dass die Quecksilberoberfläche 

 bei Ruhe und bei Bewegung des Schliessungsdrahtes nicht genau die gleiche 

 Form bewahrte. Nicht selten wurden sogar Tröpfchen Quecksilber aus 

 den Trögen herausgeschleudert. Die Länge der Strecke, auf der Contact 

 bestand, konnte also bei der Bewegung eine andere sein als bei der Messung. 

 Daher ergaben sich auch bei wiederholten Messungen mit gleichbleibender 

 Troglänge nicht genau gleiche Ausschläge. 



So ergab ein Versuch folgende Reihe: 



29. XL 1899. 



190 175 191 172 173 175 175 175 



