Dauer des Contactes in 



Ausschlag in 



Sfcimmgabelscbwingungeu Scalen theilen 



6-5 



183 



3-0 



88 



d bei einem anderen 



Versuch (30. XL 1 



1-4 



40 



3-2 



90 



4-5 



125 



6-3 



165 



7-0 



190 



13-2 



360 



Übee die Geschwindigkeit des Nervenpeincips. 79 



Bei denselben Bedingungen wurde gefunden: 



Verhältniss 



29-1 

 29-3 



29-5 

 27-7 

 26-1 

 27-1 



27-2 



Diese Zahlen lassen freilich die genaue üebereinstimmung vermissen, 

 die bei einer Messung mit eigens dazu bestimmten Präzisionsinstrumenten 

 zu verlangen wäre. Der Fehler ist zum Theil offenbar bei Bestimmung 

 der Contactdauer gemacht, da die kürzesten Zeiten, bei denen dieser Fehler 

 am meisten in's Gewicht fällt, die grössten Verhältnisswerthe haben. Bei 

 fortgesetzten Versuchen ergab sich, dass die Vorrichtung einen höheren 

 Grad von Genauigkeit nicht zuhess. Wenn man aber auch auf Grund 

 dieser Zahlenreihe eine Disproportionahtät der Ausschläge, also Abnahme 

 mit zunehmender Contactdauer, annehmen wollte, ist sie jedenfalls so gering, 

 dass sie das Endergebniss der ganzen Untersuchung nicht beeinflusst. 



V. A. Die wechselnde Spannung des Muskels ist der Umstand, der 

 die grössten Fehler verursacht und alle übrigen Fehlerquellen beherrscht. 

 Dies giebt sich schon daraus zu erkennen, dass die ersten Werthe jeder 

 Versuchsreihe unregelmässig auszufallen pflegen, während die Gleichmässig- 

 keit der gemessenen Zeiten mit der Länge der Versuchsdauer zunimmt. 



Wenn der Apparat in allen übrigen Punkten gut im Stande ist, lässt 

 sich aber der Fehler, der durch die Spannungsveränderungen im Muskel 

 entsteht, durch sorgfältiges Handhaben der Stellschraube ausschalten oder 

 doch wenigstens überwachen. Das Nervmuskelpräparat wird nach dem 

 Einklemmen zunächst mittels der Stellschraube gehoben, bis der Muskel 

 eben angespannt ist. Diese Stellung ist am sichersten daran zu erkennen, 

 dass, wenn man (bei unbelastetem Hebel) die Klemme noch ein ganz klein 

 wenig höher schraubt, der Platinstift des Hebels auf der Contactplatte 

 klirrt, sobald man auf den Hebel oder das Messingtischchen des Unter- 

 brechers klopft. Man hat dann so viel wieder herunterzuschrauben, bis das 

 Klirren eben aufhört. Um solche Einstellungen mit Genauigkeit ausführen 

 und nach Belieben die erste Stellung wieder auffinden zu können, wurde 

 unter der gerändelten Schraubenmutter des Unterbrechers eine Theilscheibe 



