PHYSIOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. — Th, W. EnöELMANN. — CoWL. 331 



XV. Sitzimg- am 20. Juli 1900. 



1. Hr. Cowl: Ueber lineare Kinematographie, insbesondere 

 die Photographie des Pulses. 



Im Gegensatz zu der allbekannten Kinematoskopie, die vermittelst Serien 

 von Moment bildern bewegter Objecto nur den Wiederschein der Bewegungen 

 erweckt, befasst sich die wissenschaftliche Kinematographie mit der un- 

 mittelbaren Wiedergabe von Bewegung in der einfachen, der Zeit und Um- 

 fang nach messbaren Form von fortlaufenden Linien, welche vorzugsweise 

 photographisch fixirt werden. 



Diese photographischen Curven vermitteln im Princip eine starke 

 Beleuchtung der Gegenstände, ein photographisches Objectiv und eine hinter 

 einem Spalt sich hierzu, wie auch zur Bewegung des Gegenstandes, senk- 

 recht bewegte photographische Fläche. 



Die je nach dem Zweck und dem Gegenstande verschiedenen bisher 

 bekannten Verfahren betreffen theils Makro-, theils Mikrobewegungen, die 

 mittels Sonnen- bezw. elektrischen Bogenlichtes auf einer durch Glas oder 

 Papier unterstützten lichtempfindlichen Schicht verkleinert bezw. vergrössert 

 projicirt werden, und hierauf entweder fortwährend oder zeitweise photo- 

 graphisch einwirken. 



Am Pulse der Arteria radialis des Menschen hat Bernstein vor etwa 

 10 Jahren, gelegentlich der Naturforscherversammlung in Halle, ein Ver- 

 fahren demonstrirt, das ihm photographische Pulsbilder geliefert hatte. Das- 

 selbe bestand darin, einen Sonnenstrahl im dunklen Zimmer von einem win- 

 zigen Spiegel auf einem sichtbaren Pulse im grossen Winkel zu reflectiren 

 und auf eine rotirende Trommel mit lichtempfindlichem Papier zu projiciren. 

 Das nunmehr demonstrirte Verfahren, das auch bei Individuen mit sicht- 

 barem Pulse Verwendung findet, besteht in der Photographie des Randes 

 eines nahezu gewichtlosen, an den Puls aufrecht festsitzenden Licht- 

 schirmes in der Bahn von starkem Lichte und vermittelst einer Camera 

 am Ende dieser Bahn. Ausser sonst in der Mikrophotographie üblichen 

 Vorkehrungen setzt sich im Weiteren der Apparat zusammen: 1. aus einem 

 Gestell für den Arm des Versuchsindividuums, quer zur Ebene der optischen 

 Axe, zwischen Objecttisch und Tubus eines geeigneten Mikroskops (mit Ob- 

 jectiv von 20™™ Brennweite); 2. aus einer Mikrometerschraube am Ende 

 dieses Gestelles zur Einstellung des Lichtschirmrandes in der optischen Axe 

 des Mikroskopes nebst einer Schnurlaufübertragung bis zur hinteren Seite 

 der Camera; 3. aus einer, am Ende einer am Objecttische hervorstehenden 

 Cylinderblende angeklebten nahezu reibungslosen Führung für den 

 Schirm, beide (Schirm wie Führung) aus schwarzem Glanzpapier bestehend; 

 4. aus einer cylindrischen Linse (von 7 °™ Brennweite) vor der Camera, die 

 gleichzeitig einen eigentlichen Spalt entbehrlich macht, und das ganze durch- 

 gelassene Licht zu einer Strichform bringt; 5. aus der Schlittenbahn eines 

 du Bois-Reymoud'schen Federmyographions, die durch einen aufsetzbaren 

 Deckel zur Camera gemacht wird, und 6. aus besonderen Cassetten für licht- 

 empfindliche Glasplatten, welche durch eigene Schlüssel von aussen ge- 

 öffnet bezw. geschlossen werden können und am vorderen Ende eine matte 

 Scheibe zur Einstellung des Bildrandes unmittelbar vor der Aufnahme tragen. 



