Beobachtung der Wellenbewegung des Blutes. 259 



Zweck der gegenwärtigen Arbeit ist es, die hierzu dienende Methode und 

 eine Anzahl mittels derselben erhaltener Resultate mitzutheilen. 



Es wird indessen nothwendig sein, zuerst auseinanderzusetzen, weshalb 

 ich die oben dargelegte Methode Fick's, Volumpulse zu beobachten und 

 aus diesen Stromcurven abzuleiten, nicht für hinreichend zuverlässig er- 

 achtet habe. Schon im Jahre 1883 habe ich eine nicht unerhebliche Zahl 

 derartiger Versuche ausgeführt und dabei die Ueberzeugung gewonnen, 

 dass es mit Hülfe der bekannten Methoden unmöglich sein würde, die 

 hier unerlässliche absolute Praecision und Correctheit in der Aufzeich- 

 nung der Volumpulse zu erreichen. Man muss nämlich erwägen, dass für 

 die in Bede stehende rechnende Verwerthung der Volumpulse eigentlich 

 eine streng momentane Einstellung des Begistrirapparates , dabei eine ab- 

 solute Freiheit von Eigenschwingungen vorausgesetzt ist. Eine Registrirung, 

 wie wir sie thatsächlich herzustellen im Stande sind, mag den zeitlichen 

 Verlauf der Volumschwankungen noch annähernd richtig darstellen, kann 

 aber dabei in der Steilheit des Auf- und Absteigens schon erhebliche Fehler 

 geben. Ein Mangel des Registrirapparates kann daher leicht die Stromcurve 

 noch viel stärker entstellen als diejenige, welche zunächst Gegenstand der 

 Aufzeichnung ist. Es lässt sich nun wohl kaum verkennen, dass die genauere 

 Betrachtung der Methodik der Volumpulse hier schon von vornherein grosse 

 Bedenken erwecken muss. Dieselben richten sich hauptsächlich gegen zwei 

 Punkte; erstlich folgt weder der Hebel des Marey 'sehen Tambours, noch 

 ein Schwimmer in absolut treuer Weise den Bewegungen des Wasser- 

 niveaus. Der Schwimmer stellt sich vielmehr, wenn man ihn etwa bei 

 festgestelltem Wasserniveau heruntergedrückt hat, mit einer nur sehr 

 massigen Geschwindigkeit ein, da sein Gewicht, wenn er zur Registrirung 

 brauchbar sein soll, sich uuter einen gewissen Werth doch schliesslich nicht 

 vermindern lässt. Der Tambour stellt sich weit schneller ein, ist aber auch 

 nicht frei von Eigenschwingungen, welche namentlich bei stärkeren Bewe- 

 gungen erheblich deformirend wirken können. Wichtiger aber ist ein anderer 

 Punkt. Da der aufzeichnende Apparat eine Gleichgewichtslage haben muss, 

 so ist nothwendig auch ein gewisser Druck erforderlich, um ihn in Be- 

 wegung zu setzen. Druckschwankungen im Inneren des Cy linders finden 

 demgemäss bei der Aufzeichnung der Volumpulse auch immer Statt. Bei 

 der Anwendung eines Schwimmers betragen sie schon zufolge der Niveau- 

 schwankungen mehrere Millimeter Wasser; arbeitet man mit dem Tam- 

 bour, so kann man die Mveauschwankung des Wassers beliebig grösser 

 oder kleiner machen, indem man die freie Oberfläche des Wassers in 

 einem engeren oder weiteren Steigrohre anbringt. Dafür ist aber die 

 Spannung der Membran eine wechselnde. Selbst bei einem äusserst em- 

 pfindlichen Tambour sind diese Druckschwankungen nicht ganz unerheblich. 



17* 



