262 



J. v. Kries: 



ringer Länge mit Wasser erfüllt. Es kann vielmehr wohl keinem Zweifel 

 unterliegen, dass die starke Differenz der Curven von den unvermeidlichen 

 Druckschwankungen im Inneren des Cylinders herrührt, welche das eine 

 Mal grösser, das andere Mal geringer sind. Am kleinsten werden dieselben, 



A 



B 



Fig. 1. 



wenn man das Wasser ganz fortlässt. Auf diese Weise wurde die Curve 6 

 erhalten. In der That wird man nach dem Anblick vielleicht geneigt sein, 

 diese für die correcteste zu halten. Allein man erhält auf diese Weise 

 überhaupt nur dann Curven, wenn man einen äusserst empfindlichen Tam- 

 bour mit starker Vergrösserung anwendet. Ein solcher besitzt aber Eigen- 

 schwingungen , welche eine um so grössere Periode haben, je grösser der 

 Luftraum ist, mit dem er in Verbindung steht, und kann daher gerade 

 unter den hier in Rede stehenden Verhältnissen durchaus nicht als ein 

 hinlänglich correcter Registrirapparat gelten. 



Man wird mir hiernach, glaube ich, darin beistimmen müssen, dass 

 die Methode der Volumpulse eine jedenfalls für den vorliegenden Zweck 

 nicht hinlänglich genaue ist. Auch in den Beobachtungen Fick 's ge- 

 langen die erwähnten Schwierigkeiten einigermaassen zum Ausdruck. So 

 verdient zunächst bemerkt zu werden, dass die Volumpulscurve der 

 Hand, welche Fick neuerdings abbildet, ganz anders aussieht, als die- 

 jenige, welche er im Jahre 1869 mitgetheilt hat. Die neue ist mittels 

 des Marey 'sehen Tambours, die ältere mittels eines Schwimmers ge- 

 zeichnet. Die neuere, welche wohl die correctere ist, zeigt leichte Erzitte- 

 rungen, welche auch Fick, gewiss mit Recht, auf die unsichere Befestigung 



