Beobachtung der Wellenbewegung des Blutes. 



265 



zeichnet werden, brennt aus der Oeffnung A (Fig. 3) ; sie erhält ihr Gas durch 

 das Kohr B. Der Hohlraum desselben steht in Verbindung einerseits durch 

 den Schlauch C mit einem Gasreservoir, aus welchem ein beständiger Zu- 

 fluss von passender Grösse stattfindet, andererseits durch D mit dem Hohl- 

 räume des den Arm einschliessenden Cylinders. Die Stärke des Gasstromes, 

 welcher durch die Oeffnung A heraustritt, setzt sich unter diesen Um- 



Fig. 3. 



ständen zusammen aus dem constanten Theile, welcher bei Abschluss 

 der Verbindung D stattfindet, und der periodisch wechselnden Strömung 

 aus dem Pletlrysmographen heraus und in ihn hinein, welche durch 

 die Pulsbewegungen hervorgebracht sind. 1 Demgemäss beobachtet man 

 auch in der That leicht die hüpfende Bewegung der Flamme; die Spitze 

 derselben macht, wenn die Hand und ein Theil des Unterarmes im Ple- 

 thysmographen sind, leicht Bewegungen von mehreren Centimetem. Diese 

 Methode kann auch in eine registrirende verwandelt werden, indem man 

 die Gasflamme auf eine bewegte lichtempfindliche Platte photographirt. 



Trotz der grossen Einfachheit, welche die Methode in ihren Grund- 

 zügen besitzt, hat es doch der Ueberwindung mannigfaltiger Schwierigkeiten 

 bedurft, um zu ganz befriedigenden Resultaten zu gelangen. Es wird daher 

 angemessen sein, über die Technik derselben etwas ausführlicher zu be- 

 richten. Die Ausbildung der Methode hat zwei verschiedenen Punkten 

 Rechnung zu tragen, einmal der Herstellung der gewünschten Flammen- 

 bewegung, sodann der photographischen Aufzeichnung derselben. Was den 

 ersten Punkt anlangt, so kann man sich leicht sagen, dass die Bewe- 

 gung der Flamme nur dann die Geschwindigkeitsourve darstellen wird, 

 wenn das Gas durch eine hinreichend weite Oeffnung ausfliesst; ist dagegen 

 die Oeffnung eng, so erhält man Bewegungen, welche sich mehr den Volum- 



1 Vorausgesetzt ist hier, dass die Oeffnung A hinreichend weit, und im Gas- 

 reservoir ein ziemlich hoher Druck vorhanden ist; alsdann muss bei C, um eine passende 

 Mittelhöhe der Flamme zu erhalten, ein Widerstand angebracht werden (Hahn oder 

 Schlauchklemme), welcher sehr gross gegen den der Oeffnung A ist, so dass die perio- 

 dische Bewegung fast ausschliesslich durch diese Oeffnung stattfindet. 



