Beobachtung der Wellenbewegung des Blutes. 267 



kann man sich durch eine leichte Modification des oben angeführten Ver- 

 suchs überzeugen. Man hat nur nöthig, zwischen Tambour und Brenner- 

 raum (Fig. 2) noch einen grösseren Luftraum einzuschalten; nimmt man 

 hierzu eine Glasflasche von etwa 6 Liter Inhalt, so ist die Reaction der 

 Flamme schon eine merklich träge, auch wenn die Oeffnung 1 mm weit ist; 

 bei Eindrückung der Tambourmembran zuckt die Flamme in die Höhe, 

 sinkt aber dann nur allmählich auf die ursprüngliche Höhe herab. Auch 

 die Pulsbeobachtungen bestätigen, wie gleich angeführt sein mag, dass man 

 durch Verengern der Ausflussöffnung Volumpulse anstatt der Geschwindig- 

 keitspulse erhalten kann. Fig. 1 Taf. VI zeigt bei a Geschwindigkeitspulse 

 der Art. brachialis, dagegen wurde die Curve b erhalten, indem in die Com- 

 munication des Plethysmographen mit dem Brennerraum ein bedeutender 

 "Widerstand eingeschaltet (der Schlauch durch eine Klemme verengert) wurde. 

 Die Form derselben ist stark verschieden und nähert sich, wie man sieht, 

 den Volumpulsen. 1 



Es würde sich nun hieraus die Regel ergeben, den Abfluss des Gases 

 unter möglichst geringem Widerstand, also durch eine recht weite Oeffnung 

 stattfinden zu lassen. Hierbei stiess ich indessen auf eine ebenso unerwar- 

 tete wie lästige Schwierigkeit. Lässt man Gas aus einer Oeffnung aus- 

 strömen, welche mehrere Millimeter weit ist, so beobachtet man bekannt- 

 lich stets, dass die Flamme nicht ruhig brennt, sondern flackert. Dieses 

 Flackern besteht in einer ziemlich regelmässigen Oscillation der Flamme. 

 Worin die eigenthümliche , feste Periodik des Vorganges ihren Grund hat, 

 ist, so viel ich weiss, bisher nicht ermittelt worden. 



Obwohl man das Flackern beseitigen kann, indem man die Flamme 

 durch einen übergeschobenen Glascylinder vor Luftzug schützt, so stellt 

 sich doch heraus, dass auch eine Flamme, welche für sich vollständig ruhig 

 brennt, wieder störende Flackerbewegungen zeigt, so bald sie durch die 

 Pulse in Bewegung gesetzt wird. Man erhält alsdann sehr unregelmässige 

 und gänzlich unbrauchbare Curven. So ergiebt sich denn die Nothwendig- 

 keit, das Flackern der Flamme auf dem einzigen Wege zu beseitigen, 

 welcher hier mit Sicherheit zum Ziele führt, nämlich die Ausströmungs- 

 öffnung eng zu machen. Eine Weite von 1 mm habe ich am passendsten 

 gefunden. Da der Widerstand so gering als möglich gehalten werden soll, 

 so empfiehlt es sich, die Spitzen so herzustellen, dass auf ein weiteres 

 Messingrohr (8 bis 10 mm im Lichten) eine dünne Platte aufgelöthet wird, 

 in welcher central die Oeffnung eingebohrt ist. 



Für die grossen Luftvolumina, welche z. B. bei Einschluss des ganzen 

 Beines in den Plethysmographen vorhanden sind, ist aber der Widerstand 



1 Die Eotationsgeschwindigkeit der Trommel ist bei b etwas kleiner. 



