268 J. v. Keies: 



einer solchen Oeffnung doch nicht klein genug. Ein sehr einfacher Kunst- 

 griff kann aber verwendet werden, um auch unter diesen Verhältnissen 

 sicher richtige Geschwindigkeitscurven zu erhalten. Man braucht nämlich 

 nur dem Gase noch einen Nebenausfiuss von geringem Widerstände zu öffnen. 

 Zu diesem Zwecke wird bei E (Fig. 3 S. 265) ein Schlauch abgezweigt, 

 der zu einer weiteren Brenneröffnung führt. Dieser Nebenweg konnte ver- 

 mittelst einer Klemme mehr oder weniger geöffnet werden. Wie man sieht, 

 ist so die Möglichkeit geboten, die Reaction der beobachteten Flamme in 

 weiten Grenzen zu verändern. Bei starkem Nebenausfiuss entsprechen die 

 Bewegungen beider Flammen in ganz genauer Weise der arteriellen Strom- 

 stärke. Durch allmähliche Erhöhung des Widerstandes gelangt man zu 

 der anderen Reaction, welche Volumpulse darstellt; und zwar hat man zu 

 dem Zwecke, wenn man gradatim verfahren will, erst den Nebenausfiuss 

 allmählich zu vermindern, ihn dann ganz zu verschliessen , endlich den 

 Widerstand des Abflusses auch zu der Pulsfiamme zu steigern. Natürlich 

 wird die Bewegung der letzteren um so kleiner, je stärker man den Neben- 

 ausfiuss macht. Dies schadet indessen um so weniger, als ja das Erforderniss 

 eines starken Nebenausflusses gerade da besteht, wo die Bewegungen sehr 

 mächtige sind, nämlich bei der Untersuchung grosser Extremitätenstücke, 

 wie etwa des ganzen Beines. 



Durch einige vergleichende Versuche überzeugte ich mich, dass eine 

 erhebliche Veränderung der Pulsform immer dann erst zur Beobachtung 

 kam, wenn ich keinen Nebenausfiuss anwandte, und dann den Widerstand 

 noch (durch Zuklemmen des Schlauches D) vermehrte. Bei den Versuchen 

 wurde fast immer noch ein mehr oder weniger starker Nebenausfiuss ver- 

 wendet, so dass ich sicher war, Stromcurven zu erhalten. 1 



Noch einige Punkte verdienen bezüglich der Einrichtung der Flammen Er- 

 wähnung. Es stellte sich als nothwendig heraus, den Zufluss des Gases nicht aus 

 der allgemeinen Leitung geschehen zu lassen, da hier beständige Druckschwan- 

 kungen stattfinden. Vielmehr füllte ich stets ein kleines Gasometer mit Leucht- 

 gas und speiste die Flamme aus diesem. Nach einer Angabe von Doumer, 3 



1 Die ganze Schwierigkeit würde sich natürlich beseitigen lassen, wenn man 

 ein Plethysmographengefäss verwendete, welches die betreffende Extremität sehr genau 

 einschliesst, so dass nur ein ganz kleiner Hohlraum bleibt. Die Herstellung solcher 

 Apparate hätte mit Hülfe von Gypsabgüssen keine principielle Schwierigkeit, wäre aber 

 jedenfalls recht umständlich und kostspielig; ausserdem wären die Gefässe doch immer 

 nur für ein bestimmtes Individuum passend. Ich habe daher hiervon abgesehen und 

 benutzte für Ober- und Unterarm möglichst enge cylindrische Gefässe, für den Unter- 

 schenkel ein stiefeiförmiges Gefäss, für das ganze Bein dasselbe mit einer daran ge- 

 setzten conischen Schiene. 



2 Mesure de la hauteur des sons par les flamines manometriques. Comptes rendus etc. 

 t. CHI. p. 340. 



