270 J. v. Keies: 



apparat, nämlich die Trommel des Baltzar'schen Kymographions, zu ver- 

 wenden. Ausserdem ist mit der Verwendung des Papiers der grosse Vor- 

 theil verbunden, dass selbst eine bedeutende Anzahl von Versuchen sich mit 

 einem unerheblichen Kostenaufwand ausführen lässt, während die Versuche 

 bei Anwendung von Platten weit kostspieliger ausfallen. 



Im Uebrigen ist nur wenig über die Ausführung des Photographirens zu 

 sagen. Es ist nothweudig, nicht das ganze reelle Bild der Flamme auf die 

 lichtempfindliche Fläche fallen zu lassen; man würde sonst unscharfe Zeich- 

 nungen erhalten, gerade wie wenn man auf berusster Trommel statt einer 

 Spitze sich eines Schreibers bedienen wollte, welcher in einer Breite von 

 mehreren Millimetern der Trommel anläge. Man bringt also einen verti- 

 calen Spalt so an, dass die Mitte des Bildes auf ihn fällt und der Mantel 

 der Trommel unmittelbar hinter ihm sich befindet. Eine Spaltbreite von 

 q . 25 mm f an( j j c ij zweckentsprechend ; durch Verbreiterung könnte man die 

 Schwärze der Bilder steigern, aber auf Kosten der Schärfe. Als Objectiv 

 war natürlich ein möglichst lichtstarkes (schnell arbeitendes) zu wählen, 

 während an die Bildgrösse keine erhebliche Anforderung gestellt ist. Ich 

 arbeitete stets mit einem sog. Portrait-Doppel-Objectiv der Rathenower op- 

 tischen Industrieanstalt, System III von 19 Linien Oeffnung und 3 3 / 8 Zoll 

 Brennweite. Die Abstände wurden so gewählt, dass die Flammen nur 

 wenig (etwa im Verhältniss 3:1) verkleinert dargestellt wurden. 



Das Kymographion, das photographische Objectiv und der Brenner, 

 welcher die Pulsflamine lieferte, erhielten eine feste Aufstellung. Zum 

 Zwecke richtiger Einstellung wurde am Kymographion eine mattgeschliffene 

 Glastafel so befestigt, dass ihre matte Fläche den Trommelmantel genau 

 berührte, sodann wurde die Trommel entfernt und die Einstellung durch 

 Verschiebung des Objectivs bewirkt, endlich auch die matte Glasplatte ent- 

 fernt und an ihrer Stelle der den Spalt enthaltende Schirm befestigt. 



Bei der Ausführung der Versuche wurde dann eine grosse Kiste über 

 das Kymographion gestürzt, welche nur durch einen kleinen Ausschnitt 

 das Licht der Flamme auf den Spalt fallen Hess, von allen übrigen Seiten 

 aber die Trommel vor Lichtzutritt schützte. Auch dieser Ausschnitt 

 konnte durch einen lichtdichten Schieber verschlossen werden, ebenso ein 

 anderer, welcher gestattete, von aussen her die Trommel in Gang zu setzen 

 und zu arretiren. 



Bei der Ausführung der Versuche wurde so zu Werke gegangen, dass 

 im ganz verdunkelten und nur durch die Rubinglaslampe erhellten Raum 

 die Trommel mit einem Streifen Bromsilberpapier (4 bis 5 cm hoch) be- 

 spannt und eingesetzt wurde. Nachdem die Kiste dann übergestürzt war, 

 wurden die Glasflammen entzündet und der Versuch im Uebrigen fertig- 

 gestellt. Im passenden Augenblick wird der Schieber geöffnet, gleichzeitig 



