272 J. v. Keies: 



Die Gas-Tachographie ist von den sphygmographischen Methoden durch 

 eine Anzahl ihr eigentümlicher Vorzüge sowohl als Nachtheile unterschie- 

 den. Zu den letzteren gehört es, dass sie relativ umfangreiche Apparate 

 und Vorbereitungen erfordert und dass sie nicht, wie die gewöhnliche 

 graphische Methode gestattet, die Curven sogleich zu sehen, während sie 

 aufgezeichnet werden, was oft störend ist. Erst wenn der ganze Versuch 

 zu Ende und die Photographie entwickelt ist, sieht man, was man erhalten 

 hat, und bemerkt dann oft zu spät, dass irgend eine Störung stattgefun- 

 den hat. 



Noch einer Schwierigkeit unserer Methode ist hier zu gedenken. Auch 

 ihr droht als lästige Fehlerquelle jede auch nur minimale Bewegung der 

 ganzen Extremität gegen den Cylinder. Solche werden allerdings, da im 

 Inneren des Cylinders nur äusserst geringe Druckschwankungen stattfinden, 

 nicht durch die Pulsbewegung selbst veranlasst, dagegen können sie leicht 

 durch kleine zufällige Bewegungen der Versuchsperson bewirkt werden. 

 Solche Bewegungen bewirken eine unregelmässige Entstellung der einzelnen 

 Curven und können daher sehr leicht erkannt werden, ebenso wie anderer- 

 seits die tadellose Regelmässigkeit der erhaltenen Zeichnung das Fehlen 

 solcher Störungen hinlänglich beweist. Eine gewisse Sicherung hiergegen 

 liegt in der Aufhängung des Cylinders, wie sie von Mosso geübt wird, 

 doch genügt dieselbe keineswegs, um die Ausschliessung von Störungen 

 stets zu sichern. Bei Beobachtung an der unteren Extremität bin ich, 

 auch bei liegendem Cylinder, nie auf Schwierigkeiten gestossen. Auch bei 

 Einschliessung von Hand und Unterarm erhielt ich selbst von ganz un- 

 geübten Personen, namentlich bei hängendem Cylinder, meist ganz gute 

 Curven. Am meisten Schwierigkeit fand ich bei der Einschliessung des 

 ganzen Armes; die ungewohnte, horizontal gestreckte Haltung scheint hier 

 vorzugsweise zu Muskelanstrengung zu führen, welche sich durch ein un- 

 regelmässiges Erzittern der Flamme kundgeben. Zuletzt habe ich deswegen 

 hier einen sehr leichten Cylinder aus dünnstem Blech angewandt und den 

 Arm sammt Cylinder frei herabhängen lassen. 



Diesen Uebelständen stehen aber grosse Vorzüge gegenüber. Sie 

 bestehen vor allem darin, dass ein ganz praecise angebbarer hydraulischer 

 Vorgang, die Stromstärke an einer bestimmten Stelle des Arterienrohres, zur 

 Darstellung gelangt, und zwar mittels eines äusserst prompt arbeitenden 

 Registrirapparates, der eine Täuschung durch Eigenschwingungen oder träge 

 Einstellung ausschliesst. Die Methode ist ferner, was von grossem Vortheil 

 ist, bequem sowohl auf die untere als die obere Extremität anwendbar. 

 Da man beliebig grössere oder kleinere Abschnitte jeder Extremität in 

 plethysmographische Gefässe einschliessen kann, so gelingt es, die Curve 

 der Stromstärke an höher und tiefer gelegenen Stellen der Arterien zu er- 



