366 Verhandlungen der Berliner 



Entspannung der Beuger voranzueilen, so dass wir, wie Kries richtig bemerkt, 

 aus der Zeitdifferenz zwischen Beginn der Beugung und Beginn der Streckung 

 nur Aufschluss über die Schnelligkeit erhalten, mit welcher wir der willkür- 

 lichen Innervation der einen Muskelgruppe die willkürliche Innervation der 

 antagonistischen Muskelgruppe folgen lassen können. Als erstes Postulat, um 

 in der Beantwortung der aufgeworfenen Frage vorwärts zu kommen, ergiebt sich 

 also die Aufsuchung eines Skeletmuskels, der bei antagonistenlos erfolgender 

 willkürlicher Spannung und Entspannung der graphischen und zeitmessenden 

 Versuchstechnik leicht zugänglich zu machen ist. Von diesem Gesichtspunkte 

 aus schlug ich Hrn. Dr. Orschansky, als er sich mit dem Wunsch an mich 

 wandte, unter meiner Leitung über willkürliche centrale Hemmungen zu arbeiten, 

 den M. masseter vor, und wir haben dann gemeinschaftlich eine Versuchstechnik 

 für diesen Muskel — mit anerkennenswerther Unterstützung des Instituts- 

 Mechanikers, Hrn. Pfeil — ausgebildet, die sich dem gestellten Zweck durchaus 

 gewachsen gezeigt hat. Dieselbe wird von Hrn. Dr. Orschansky in seiner 

 ausführlichen Publication, welche für dies Archiv bestimmt ist, genau beschrieben 

 werden. 



Führt man bei Kieferschi uss , den man behufs Ausführung von Versuchs- 

 reihen zweckmässig durch Lagerung des Kinns auf einer festen Unterlage unter- 

 hält, einen Finger zwischen Wange und Backenzähnen ein, so fühlt man sehr 

 deutlich den vorderen Rand des Masseters und nach hinten und aussen davon 

 den vorderen Rand des aufsteigenden Kieferastes. In dem dazwischen liegenden 

 Felde kann man den ruhenden Muskel mit der Fingerspitze stark nach aussen 

 wölben. Bei willkürlicher Contraction des Masseters, wird die Fingerspitze 

 sehr kräftig nach Innen gedrängt, um bei anhaltender Fingerspannung und will- 

 kürlicher Entspannung des Masseters dann wieder nach aussen zu schnellen. 

 Wir Hessen nun eine federnde Zange anfertigen, welche mit passend geformten, 

 knopfartigen Enden ihrer hinteren Arme in die beiderseitigen freien Masseter- 

 felder eingelagert werden kann, so dass ihre vorderen Arme bei der willkürlichen 

 Spannung und Entspannung des Masseters Bewegungen von genügendem Umfang 

 und genügender Kraft ausführen, um Uebertragungen für alle graphischen und 

 zeitmessenden Zwecke mit Leichtigkeit zu gestatten. Da die beiden Insertionen 

 des Masseters vollkommen fixirt sind — bei Aufliegen des Kinns sogar ohne 

 jede Muskelwirkung — so sind alle Bewegungen der vorderen Zangenarme gegen- 

 einander nur abhängig von der federnden Kraft der Zange und von dem Span- 

 nungsgrade des Masseters. Es ist dafür gesorgt, dass die Federkraft der Zange 

 variirt werden kann, doch ist sie in jeder Versuchsreihe eine constante Grösse. 



Zwischen den vorderen Armen der „Masseter-Zange" befindet sich ausser 

 der, dem Muskeldruck entgegenwirkenden Feder eine empfindliche Luftkapsel, 

 welche den Verlauf der ganzen Bewegung auf einen tambour enregistreur von 

 Marey zu übertragen bestimmt ist, und eine Contactvorrichtung, welche entweder 

 so gestellt werden kann, dass der elektrische Contact durch die Spannung der 

 Feder geschlossen gehalten wird, oder so dass eine dauernde Muskelcontraction 

 den Schluss an der Contactsstelle unterhält. In 'ersterem Falle kann man den 

 Moment der beginnenden Muskelcontraction durch elektrisches Signal graphisch 

 fixiren, in letzterem den Moment der beginnenden Muskelerschlaffung. Zum Ver- 

 gleich mit der durch antagonistenloses Muskelspiel ausgeführten Bewegung der 

 Masseterzange dient die unter der Wirkung antagonistischer Muskelgruppen ent- 

 stehende Bewegung des Unterkiefers gegen den Oberkiefer, welche sich in be- 



