EINFLUSS DES VäGÜS AUF DIE LINKE HERZKAMMER. 455 



aber der Stiel um die Axe x dreht, so wird der Doppelkeil selbst die 

 Kautschukröhren ab verschliessen, ab' dagegen unbehelligt lassen. 



In der Lage, die ihm einer der Zweige des Sperrkreises ertheilt, soll 

 der Doppelkeil so lange verharren, bis sich das bis zu einer gewissen Höhe 

 mit Blut erfüllte Aichgefäss B durch die Vene entleert, das vordem leere 

 Aichgefäss A von der Aorta her gespeist ist, dann aber soll sich der Keil 

 augenblicklich umlegen, so dass das Gefäss, welches soeben noch mit der 

 Arterie in Verbindung stand, in die Vene mündet und das Umgekehrte 

 mit dem anderen Gefässe geschieht. 



Dass dieses zur bestimmten Zeit eintrete, dafür sorgt der in der 

 Batterie 1 entspringende Strom, welchem ebenfalls zwei Wege zur Ver- 

 fügung stehen. 2, 3, 4, 5 und 2', 3', 4', 5'. Auch in diesem zweiten 

 Kreise, der die Umschaltung des ersten bewirkt, hat jeder Zweig eine Lücke, 

 welche beide niemals zugleich überbrückt werden, stets ist die eine Ver- 

 bindung unterbrochen, wenn die andere hergestellt ist, zudem dauert der 

 Schluss nur kurze Zeit. Er wird durch den Schwimmer hervorgebracht, 

 welcher vom Blute gehoben wird, das aus dem linken Ventrikel herströmt. 

 Wenn beispielsweise der im Aichgefäss A emporgehobene Schwimmer das 

 Plättchen an der Klemme 4 zu dem Stift bei 5 angedrückt hat, wird der 

 Strom in dem Zweige 2 bis 5 kreisen und den von ihm umzogenen Eisen- 

 kern zum Magneten umformen. Sogleich wird der Magnet den Hebelarm V 

 herabziehen, wodurch im Sperrkreis a b' der Zweig geschlossen wird, welcher 

 den Doppelkeil nach der Seite des arteriellen Zuflusses zu A hin bewegt. 

 Mit dem Verschluss des Zuflusses öffnet sich das Abfiussrohr, der Schwimmer 

 folgt der sinkenden Flüssigkeit und die soeben noch leitungsfähige Bahn 

 wird wieder unwegsam. 



Ein Gleiches darf nicht im Stromzweige I, II, V stattfinden; er muss, 

 wie schon gesagt, bis zur Entleerung von A, beziehentlich zur Füllung von B 

 leitungsfähig bleiben, eine Bedingung, die sich erfüllt, wenn die Unter- 

 stützung des Hebels V V über dem Schwerpunkt liegt; in der Lage, die 

 ihm gegeben war, verharrt er so lange, bis er durch den anderseitigen 

 Magneten in eine neue gebracht wird. 



Weil die Kautschukröhren, die das Blut den Aichgefässen zubringen 

 und entnehmen, wechselweise zu öffnen und zu verschliessen sind, so muss 

 sich der Doppelkeil K ausgiebig bewegen, zugleich aber hat er einen kräf- 

 tigen Druck zu üben, wenn er die durch ihren Inhalt ausgespannten 

 Wandungen aneinander pressen soll. Hierzu sind die neben III und III' 

 angebrachten Elektromagneten befähigt, weil sie nicht unmittelbar den 

 Doppelkeil, sondern je einen Anker anziehen, der ihren Polen sehr nahe 

 liegt. Anker und Doppelkeil bilden die Enden eines Hebels, dessen un- 

 gleich lange Arme sich um die Achse x drehen. Den gegebenen Maassen 



