456 J. P. Pawlow: 



entsprechend wird der von dem Anker durchmessene Weg fünf Mal ver- 

 größert vom Doppelkeil durchsetzt. 



Zahlenmässige Bestimmung der Stromstärke. — Mitdem Weg- 

 fall der federtragenden Schwimmer, welche in dem früheren Apparate das 

 Steigen und Sinken der Blutsäule auf das vorüberziehende Papier einzeich- 

 neten, musste auf eine anderweite Notirung der Stromstärke Bedacht ge- 

 nommen werden. Zu einer solchen eignete sich die Ermittelung der Blut- 

 menge, welche die Arterie zur Füllung eines der beiden Aichgefässe zu 

 liefern hatte und die Kenntniss der hierzu nöthigen Zeit. 



Erfordernisse zur Bestimmung des in den Apparat eingetretenen ar- 

 teriellen Blutes sind folgende: Die beiden Aichgefässe müssen möglichst 

 einander gleich, calibrirt und auf ihrer Aussenfläche mit je einer Millimeter 

 theilung versehen sein. Damit der Versuch ohne Störung beginnen kann, 

 muss das mit der Vene verbundene Aichgefäss minde&tens soviel defibri- 

 nirtes Blut enthalten als nothwendig, um von der Arterie aus das zweite 

 Gefäss bis oben hin zu füllen, denn es muss, dem Bau des Apparates ent 

 sprechend, aus ihm stets gerade soviel abfliessen als ihm zufloss. 



Die untere Grenze der Blutmenge, welche dem Apparat vor dem Be- 

 ginn des Versuches zugebracht sein muss, liegt also bei der Hälfte seines 

 gesammten Inhaltes. Indess kann die vorläufige Füllung über diesen 

 geringsten Werth hinausgehen, woraus der Vortheil erwächst, dass das zur 

 Anfüllung des Gefässes nöthige arterielle Blutvolum weniger als der halbe 

 Inhalt des messenden Apparates betragen darf. Immer aber muss der An- 

 theil des Gesammtraumes beider Aichgefässe bekannt sein, welcher vor dem 

 Beginn des Versuches mit Luft erfüllt war, da seinem Umfang das aus 

 dem Herzen kommende, von dem Apparate zu fassende Blutvolum ent- 

 spricht. 



Die zur Füllung des verfügbaren Baumes nöthige Zeit wird am 

 sichersten graphisch bestimmt. So oft eins der Aichgefässe vollkommen 

 gefüllt ist, wird der Hebel V V bewegt, durch ihn lässt sich also auf dem 

 vorübergeführten Papierstreifen eine Marke einzeichnen. 



Sowie die zur Füllung des verfügbaren Baumes nöthigen Blutmengen 

 und Zeiten bekannt sind und ausserdem, was leicht geschehen kann, die 

 in jener Zeit gefallene Zahl der Herzschläge, so lässt sich in Mittelwerthen 

 die von einer Systole oder die in einer Secunde gelieferte Blutmenge an- 

 geben. Da man aber der automatisch bewirkten Umschaltung wegen die 

 Füllungszeit bis auf wenige Secunden hin ohne Beeinträchtigung der Ge- 

 nauigkeit herabdrücken kann, so wird in der Regel durch die Ziehung des 

 Mittels eine mit der Zeit veränderliche Stromstärke nicht verdeckt werden. 



Empfehlenswerth sind öftere Prüfungen des Apparates auf seinen luft- 

 dichten Zustand und auf die Leistungsfähigkeit des Doppelkeils. Dass die 



