Übee den axialen Nervensteom. 383 



Die Beruhigungzeit des eben aperiodischen Magnetes {e = n) betrug 6"; 

 der Abstand des Spiegels vom Nullpunkt der Fernrohrscala 250 '^•^. Stets 

 war auf das Sorgfältigste für Gleichartigkeit der Zuleitungsgefässe gesorgt, 

 so dass dieselben meist keinen oder nur einen verschwindend kleinen Strom 

 (1 — 4 Scalentheile bei der grössten Empfindlichkeit der Bussole) zeigten, 

 aber auch dieser verschwindend kleine Strom wurde immer mittelst des 

 runden Compensators compensirt. 



Die elektromotorische Kraft des Axialstromes wurde nach dem bekannten 

 von E. du Bois-Eeymond angegebenen Compensations- Verfahren be- 

 stimmt und in Bruchtheilen eines ßaoult 'sehen Elementes (Kupfer in Kupfer- 

 sulfatlösung einerseits und Zink in Zinksulfatlösung andererseits) ausgewerthet. 

 Das Verfahren ist neuerdings von seinen Urheber etwas modificirt worden. 

 In seinen, wie in Prof. Christiani's Versuchen, über welche noch näher 

 berichtet werden wird, hat es immer deutlicher sich herausgestellt, dass es 

 keine Hydro- oder Thermokette von hinreichend constantem wesentlichen 

 Widerstand giebt, um bei dem sehr geringen Widerstände des Nebenschliess- 

 drahtes am runden Compensator, eine Graduationsconstante der Anordnung 

 ein für allemal bestimmen zu können. Es erscheint vielmehr nothwendig, 

 dies in jedem einzelnen Versuch unmittelbar vor, oder noch besser vor und 

 nach der Messung thun zu können. Hierzu dient folgender Kunstgriff. 

 Es sei 



E die elektromotorische Kraft des Raoult; 



JV der Widerstand des Kreises ohne den Nebenschliessdraht des Com- 

 pensators; 



J die Stromstärke beim Ausschluss des Nebenschliessdrathes; 



Jy die Stromstärke mit dem Nebenschliessdraht; 



7/ die zu bestimmende elektromotorische Kraft; 



n die Zahl der abgelesenen Compensatorgrade ; endlich 



N = 1000 = der Länge des Nebenschliessdrahtes; so hat man be- 

 bekanntlich 



und es handelt sich darum J und J^ zu bestimmen. Hierzu wird aus 

 einem dicken Drahte die aus nur zwei Windungen bestehende zur Con- 

 stanten-Bestimmung dienende Bussolrolle CB gebildet und ein für allemal 

 fest neben dem strommessenden Magnetringe aufgestellt und zwar in solcher 

 Entfernung vom Ringe und unter einem solchen Winkel der Windungs- 

 ebenen zu dem magnetischen Meridiane, dass die Ablenkungen 300 ^° nicht 

 überschreiten. Die Enden dieses Drahtes werden einer Pohl'schen Wippe 

 W mit ausgenommenem Kreuze und dem runden Compensator so zugeführt. 



