Apparat zur künstliclien Atliniung. 



Von 

 I. Rosenthal. 



Während man sich noch bis vor wenigen Jahren in den meisten 

 Laboratorien zur künstlichen Athmung des Blasebalgs bediente, wurden 

 schnell hintereinander eine Anzahl mehr oder weniger umständlicher Vor- 

 richtungen beschrieben, deren Vortheile und Nachtheile gegen einander ab- 

 zuwägen nicht meine Absicht ist. Die meisten derselben setzen den Besitz 

 eines eigenen Motors voraas. Da mir für die verhältnissmässig geringe zu 

 leistende Arbeit der dazu verwendete Apparat zu umständlich schien, so 

 versuchte ich, die Aufgabe auf einfachere Weise zu lösen. Es gelang mir, 

 mit geringen Mitteln einen Apparat herzustellen, mit dessen Leistungen ich 

 so zufrieden bin, dass ich glaube, allen Experimentatoren einen Dienst zu 

 leisten, wenn ich die Beschreibung desselben hiermit veröffentliche. 



Bei der Mehrzahl der gebräuchlichen und von den verschiedenen Er- 

 findern neu construirten Apparate wird Luft unter einem gewissen Druck 

 in die Lungen des Thieres eingetrieben, welche in den Pausen durch die 

 eigene Elasticität der Lungen und des Thorax wieder entweicht. Ich habe 

 schon im Jahre 1862 darauf hingewiesen, dass es wichtig sei, in unmittel- 

 barer Nähe der Lunge einen Ausweg für den Ueberschuss der eingetrie- 

 benen Luft und der Exspirationsluft herzustellen, um zu verhüten, dass 

 nicht die letztere in der zur Lunge führenden Röhre hin- und herpeudele 

 und so die Grösse des Luftwechsels in der Lunge trotz ausgiebiger Volum- 

 veränderungen derselben eine sehr geringe werde. Ich erreichte dies in 

 meinen älteren Versuchen, indem ich ein längliches Stück aus der A'order- 

 wand der Trachea ausschnitt, in die Oeffnung eine schwach conisch zu- 

 laufende Canüle einführte, welche das Lumen der Trachea nicht ganz aus- 

 füllt, aber ziemlich tief unter der angebrachten Oeffnung in die Luftröhre 



