I. Rosenthal: Apparat zur künstlichen Athmung. 401 



hineinragt. Mit dieser Canüle wurde durcli einen Kautschukschlaucli der 

 Blasebalg verbunden; bei Zusammendrücken desselben wird Luft in die 

 Lunge geblasen; der Ueberschuss und die Exspirationsluft entweichen durch 

 die Luftröhrenfistel neben der Canüle.^ 



Zu demselben Zweck hat dann Ludwig Canülen eingeführt welche 

 nahe an den in die Trachea luftdicht einzubindenden Theil eine seitliche 

 Oefinung haben.^ Ich habe mich der Ludwig'schen Canülen für Kanin- 

 chen und Hunde jahrelang bedient, dabei aber leider manches Thier ver- 

 loren durch Sprengung der Lunge. Die Oeffnung der Canüle darf nicht 

 zu gross sein, wenn die Ausdehnung der Lunge genügend ausfallen soll; 

 eine einzige, etwas zu heftige Handbewegung von Seiten des den Blasebalg 

 bedienenden Dieners kann aber dann dazu führen, dass nicht genug Luft 

 entweichen kann, und macht so dem Leben des Thieres ein jähes Ende. 

 Wie unangenehm ein solcher Vorfall mitten in einer Demonstration ist, 

 braucht nicht erst ausgeführt zu werden. 



Vor solchen Unfällen ist man freilich sicherer, wenn die Bewegung 

 des Blasebalges oder einer an dessen Stelle getretenen Luftpumpe von einer 

 Maschine besorgt wird. Aber wie ich schon gesagt habe, ist das Verhält- 

 niss zwischen der aufzuwendenden Maschinenarbeit und der zur Unterhaltung 

 der künstlichen Athmung bei einem Kaninchen oder selbst bei einem Hunde 

 benöthigten Leistung ein so ungünstiges, dass eine einfachere und billigere 

 Anordnung nicht überflüssig erscheinen dürfte. 



In neuerer Zeit hat Zuntz mit Recht darauf hingewiesen, dass bei 

 der bisherigen Art, die künstliche Athmung zu bewirken, die Druckverhält- 

 nisse im Thorax von den normalen erheblich abweichen. Während bei der 

 normalen Inspiration der intrathorakale Druck, der ja immer negativ ist, 

 noch mehr abnimmt, und bei der normalen Exspiration nur unerheblich 

 steigt, wird beim Eintreiben von Luft in die Lungen mittels Pumpen oder 

 Blasebalg der Druck erheblich gesteigert, und dies hat einen sehr schäd- 

 lichen Einfluss auf die Blutcirculation. Zuntz hat daher seinem Apparat 

 für die künstliche Athmung eine solche Einrichtung gegeben, dass die Luft 

 aus der Lunge ausgesaugt und der Eintritt frischer Luft entweder nur 

 durch die Elasticität der Lunge und des Thorax oder durch einen geringen 

 positiven Druck bewirkt wird. 



Ich bin bei der Anordnung meines Apparates diesem Beispiele gefolgt, 

 der Art, dass man abwechselnd die Luft aus der Lunge aussaugt und dann 

 neue Luft entweder nur unter dem Atmosphaerendruck oder unter einem 



^ S. meine „Athembewegungen". S. 156. 



^ S. meine „Physiologie der Athembewegungen" in Hermann's Handbuch der 

 Physiologie. Bd. IV. S. 239; - Cyon, Methodik. S. 60 und Atlas. Taf.I,Fig. 2. 



Archiv f. A. u. Ph. 1885, Physiol. Abthl^, 26 



