Apparat zue künstlichen Athmung. 



403 



gerichtet, diese Pumpe zugleich zur Bewegung der Ventile zu verwenden. 

 Der aus diesen Bemühungen hervorgegangene Apparat^ hat nun folgende 

 Einrichtung: 



Das G-efäss A ist eine mittelst dreier Füsse auf dem Grundbrette fest- 

 geschraubte flache, metallene Dose, 3-5"™ hoch, 7*='" im Durchmesser. 



Yon ihrer unteren Fläche geht das Kohr r^ ab, von welchem ein Kaut- 

 schukschlauch zur Wasserstrahlpumpe führt. Die obere Fläche des Ge- 

 fässes A ist beweglich; sie besteht nämlich aus einer Membran m, welche 

 über die oben offene Dose gelegt und festgebunden ist. Zur Herstellung 

 dieser elastischen, dauerhaften und luftdichten Membranen verfahre ich 

 folgendermaassen : Eine Harnblase vom Kind wird in Wasser gelegt, durch 

 kräftiges Drücken möglichst gereinigt, das Wasser mehrmals gewechselt. 



^ Derselbe kann von dem Mechanikus des physiologischen Instituts zu Erlangen, 

 Hrn. Richard Hennig, bezogen werden. • 



26* 



