Appaeat züe künstlichen Athmttng. 405 



g g beweglich; bei g ist es aus zwei Stücken zusammengeschraubt, welche 

 die Membran zwischen sich festklemmen. Dieses Gestänge bildet in seinem 

 unteren Theile zugleich die Ventile v^ und v^ Das oben erwähnte Ventil 

 v^ sitzt lose auf dem Gestänge, so dass es die obere Abtheilung von V 

 abschhesst; wird aber das Gestänge gehoben, so gelangt ein Anschlag an 

 v^ und hebt es soweit, als nöthig ist, um das oben erwähnte Spiel der 

 Maschine zu unterhalten. 



In der Ruhelage des Apparats liegt das Ventil v^ auf der Mündung 

 des Rohres r^ auf und schliesst diese luftdicht ab. Das Ventil v^ dagegen 

 steht etwas tiefer als die Mündung des oberen Rohres, so dass A mit Vo 

 und somit mit der Lunge zusammenhängt, während diese durch ^3 gegen 

 die Atmosphaere abgesperrt ist. Der negative Druck in A wirkt also auf 

 die Lunge und saugt Luft aus dieser. Wird nun g g gehoben, so sperrt 

 ^2 die Verbindung der Lunge mit A ab, öffnet dagegen rg, so dass atmo- 

 sphaerische Luft in die Lunge eintritt. 



Da die Ventile Uj ^^id v^ dem Gestänge g g nur eine Bewegung 

 innerhalb sehr enger Grenzen gestatten, so ist auf dem Ende li des Hebels 

 liK eine starke Feder befestigt, welche sich gegen den Knopf W anlegt 

 und das Gestänge hebt, aber die Weiterbewegung des Hebels in Folge der 

 Trägheit des in Schwung gesetzten Laufgewichtes / gestattet. Auf diese 

 Weise wird ein sanfter und gleichmässiger Gang der Maschine gewähr- 

 leistet. Durch Auf- und Niederschrauben des Knopfes //' findet man die 

 Stellung desselben, bei welcher die Maschine am ruhigsten und besten 

 arbeitet. Durch eine über W angebrachte Gegenmutter wird diese Stellung 

 gesichert. 



Verbindet man r^ mit einem Raum, in welchem sich ein Gas unter 

 positivem Drucke befindet, so tritt dieses statt der atmosphaerischen Luft 

 in die Lunge. Man kann hierzu ein Gasometer benutzen. Nur darf der 

 Druck in diesem nicht so gross sein, dass er das Ventil zu heben vermag. 

 Will man aus irgend einem Grunde ein Gas unter höherem Drucke zur 

 Füllung der Lunge verwenden, so niuss man den Druck des Ventils v^ 

 verstärken. Zu diesem Zwecke kann man auf den Knopf 11' oben bei g 

 Gewichte auflegen. 



Wodurch man den Druck im Gasometer erzeugt, ist für die Wirkung 

 auf die Lunge gleichgiltig; nur sollte der Druck während genügend langer 

 Zeit hinreichend constant erhalten werden können. Hierzu eignen sich 

 besonders Gasometer, bei denen die Gasausströmung direct unter dem Druck 

 der Wasserleitung erfolgt. 



Der vorstehend beschriebene Apparat ist nicht darauf berechnet, bei 

 quantitativen Versuchen über Sauerstoffverbrauch und Koblensäureaus- 



