406 I. Rosenthal: 



Scheidung benutzt zu werden, da Absorption und Diffusion der Gase nicht 

 ausgeschlossen ist. Wenn es sich darum handelt, dann können nur Queck- 

 silberpumpen und Quecksilberverschlüsse benutzt werden. Einen derartigen 

 Apparat werde ich später beschreiben. 



Wenn es sich aber darum handelt, einfach künstliche Athmung stunden- 

 lang gleichmässig zu unterhalten z. B. bei curarisirten Thieren, bei Blut- 

 drucksversuchen u. s. w., dann wird die hier beschriebene Maschine, da 

 sie die wohl in allen Laboratorien vorhandene Wasserluftpumpe in einfachster 

 Weise verwendet, am Platze sein. Es kommt nur darauf an, dass diese 

 genügende Luftmengen fördert, um die künstliche Athmung eventuell bis 

 zur vollständigen Apnoisirung des Thiers zu bewirken. 



Für Kaninchen genügt zu diesem Zweck eine kräftige Wasserstrahlpumpe, 

 wie sie z. B. von Gebr. Körting in Hannover geliefert wird. Für grössere 

 Thiere (Hunde z. B.) ist es vortheilhafter, grössere Wasserluftpumpen anzu- 

 wenden, wie sie in den Laboratorien zu München und hier stetig in Gebrauch 

 sind. Sie bestehen aus einer Anzahl von Saugpumpen (gewöhnlich vier), welche 

 aus einem Kupfergefäss die Luft aussaugen, von welchem Gefäss Bleiröhren 

 ausgehen, die durch das ganze Laboratorium vertheilt sind und in den 

 einzelnen Zimmern mit Schlauchhähnen enden. Es ist dann nur nöthig, 

 einen solchen Hahn durch einen Kautschukschlauch mit r, zu verbinden, 

 um den Apparat in Gang zu bringen. 



An dem Rohr r^ ist ein Seitenzweig mit einem Hahn h angebracht. 

 Setzt man die Saugpumpe in Gang und verbindet To und r„ durch Kaut- 

 schukschläuche mit dem in die Trachea eingebundenen Gabelrohr, so tritt 

 durch h Luft ein, geht durch r^ zur Trachealcanüle und durch r^ nach 

 A. Das Thier athmet dann die nahe an seiner Trachea vorbeistreichende 

 stets frische Luft, während seine Exspirationsluft durch To entweicht. Der 

 Apparat spielt nicht, weil die Druckabnahme in A keinen hohen Grad 

 erreichen kann. Sobald man aber den Hahn schüesst, so beginnt das Spiel 

 des Apparats. Auch jetzt erhält das Thier stets frische Luft zugeführt und 

 die Lungenluft wird durch To abgeführt. Auf die Länge der Kautschuk- 

 schläuche zwischen den Rohren ro und Tu einerseits und der Trachealcanüle 

 andrerseits kommt es nicht an, so dass man also nicht nöthig hat, den 

 Apparat nahe dem Thier aufzustellen. 



So lange r^ nur einfach mit der atmosphaerischen Luft kommunizireu 

 lässt, kann der Apparat nur bei uneröffnetem Thorax wii-ken; denn die 

 Luft muss, wenn ^2 geschlossen und Ug geöffnet wird, durch die Aspiration 

 des Thorax in die Lunge eingesogen werden. Will man den Aj)parat auch 

 bei eröffnetem Thorax anwenden, so muss man r^ mit einem Raum ver- 

 binden, in welchem die Luft unter einem positiven Druck steht, der genügt, 

 die Lunge aufzublähen. Soll dies nur mit atmosphaerischer Luft geschehen. 



