Appaeat züe künstlichen Athmüng. 407 



dann kann man dazu ein kleines Wassergebläse benutzen. Wenn aber ein 

 bestimmtes Gas geathmet werden soll, dann muss man dasselbe aus einem 

 Gasometer ausströmen lassen. Ist es erwünscht, den Druck des Gases 

 ganz constant zu erbalten, dann schalte ich zwischen das Gasometer und 

 das Rohr r^ noch das kleine, von mir schon früher benutzte Quecksilber- 

 gasometer ^ ein, bei welchem man den Druck durch passende Belastung 

 genau regeln kann. Der Druck im Gasometer muss dann etwas grösser 

 sein als der im Quecksilbergasometer; durch Stellung des Hahnes an ersterem 

 kann man es dann dahin bringen, dass in das Quecksilbergasometer gerade 

 soviel Gas einströmt, als in die I^unge abströmt, so dass die schwimmende 

 Glocke desselben nur innerhalb enger Grenzen auf- und nieder schwankt. 



Erlangen, 15. März 1885. 



^ Dies Archiv. 1864. S, 456; — Sandbuch der Physiologie. Bd. IV. S. 266. 



Zusatz des Verfassers. 



Seit der Abfassung des vorliegenden Aufsatzes habe ich es praktisch 

 gefunden, das Ventil v^ und das Rohr r^ von dem übrigen Ventilapparat 

 räumUch zu trennen. Man kann dann, besonders bei Anwendung zweier 

 Wasserstrahlpumpen, deren eine zugleich mit einem Gebläse verbunden sein 

 kann, die oben beschriebenen Anordnungen noch bequemer ausführen. Ich 

 unterlasse jedoch eine genauere Beschreibung der jetzigen, nur wenig ge- 

 änderten Anordnung, da principiell in der Wirkungsweise des Apparats da- 

 durch nichts geändert worden ist. 



Erlangen, 27. Juli 1885. 



