Ernst v. Fleischl: Studien über den Elektrotonüs. 491 



wenn die Physiologen die übrigen Vorzüge dieses Instrumentes eben so 

 deutlich erkannt hätten, wie den, der in seiner grossen Beweglichkeit liegt. 

 Auch stehen der allgemeinen Verwendung des Capillar-Elektrometers noch 

 einige Vorurtheile im Wege, die ich durch den oben erwähnten Aufsatz 

 beseitigt zu haben glaubte. Nachdem dies jedoch — wie ich bestimmt 

 weiss — nicht geschehen ist, so wird es vielleicht nicht ganz ungerecht- 

 fertigt sein, wenn ich auf einige Punkte meiner früheren Arbeit hier wieder 

 zurückgreife, die mir besonders geeignet erscheinen, diese Vorurtheile zu 

 zerstreuen, und über die ich in meiner ersten Mittheilung offenbar nicht 

 ausführlich genug berichtet habe. Man begegnet noch beinahe allenthalben 

 der Meinung, die Herstellung einer Ijrauchbaren Capillare sei Sache einer 

 ganz besonderen Geschicklichkeit, wenn nicht gar des Glückes; und die 

 längere Erhaltung einer „gelungenen" Capillare sei der Lohn einer beson- 

 deren Sorgfalt: als wäre eine solche Capillare von ebensovielen Gefahren 

 bedroht, als sie Manipulationen unterworfen wird. Seit ich mein Verfahren,^ 

 Capillaren herzustellen, ausübe, ist mir noch nie eine Capillare misslungen 

 — ohne dass ich mir einer besonderen Geschicklichkeit in Glasbläser- 

 Arbeiten bewusst wäre; — • und die Capillare ist nicht zerbrechlicher, als 

 eben ganz kurze Glasstäbe von 3 — 4™™ Durchmesser zu sein pflegen. — 

 Die einfachen Regeln für die Herstellung solcher Capillaren sind, in Kürze, 

 folgende : Nachdem man einen dünnen Piatinadraht einem 40 — 50 "" langen 

 Stücke gewöhnlichen Barometerrohres ungefähr in der Mitte eingeschmolzen 

 hat,^ löthet man vor der Lampe an das eine Ende des Rohres ein Stück 

 Glasrohr als Handhabe an, und erhitzt dann eine Stelle des Barometer- 

 rohres, die etwa 5 "^^ über dieser Löthstelle liegt, in dem heissesten Theil 

 einer möglichst grossen Elamme, selbstverständlich unter fortwährendem 

 Drehen des Rohres um seine Längsaxe, und mit der Vorsicht, dass der 

 erweichte Theil weder gedehnt noch gestaucht werde, so lange, bis das Rohr 

 an einer Stelle „zugelaufen" ist, das heisst: bis das Lumen ganz verschwunden 

 ist. Dann entfernt man das Rohr aus der Flamme und lässt es — stets 

 rotirend — so weit erkalten, bis das Glas anfängt, zäh zu werden. Jetzt 



1 A. a. O. S. 274, 275. 



^ Die Stelle des Eohres, in welche der Piatinadraht eingeschmolzen ist, soll bei- 

 stehende Gestalt haben. — Jeder Glasbläser weiss, wie 

 man es anzustellen hat, um sie zu erzielen. Man Icann 

 vorsichtshalber das Kohr nach dem Einschmelzen des \ x^ X I 



Drahtes ein paar Tage liegen lassen, ehe man es weiter ( \ 



bearbeitet , um abzuwarten , ob es nicht springt. — „. 



Uebrigens wird von der Firma Mayer und Wolf in 



Wien, van Svietengasse, welcher ich die Ausführung meines Instrumentes übertragen 

 habe, jedem Capillarelektrometer ein Satz von solchen „unverwüstlichen" Capillaren 

 beigegeben. 



l 



