492 Eenst V. Fleischl: 



ist es Zeit, die Capillare auszuziehen; dies hat durch möglichst sj^mmetri- 

 schen, axialen, langsamen Zug zu geschehen, in der Art, dass das Rohr an 

 seiner dünnsten Stelle (an welcher es kein Lumen hat, sondern einen Stab 

 darstellt, nicht dünner als 2 — 3 ™™ im Durchmesser wird. Man findet 

 dann leicht (im reflectirten Lichte) den Pimkt, an welchem das Lumen, 

 spitz zulaufend, endet; und schmilzt nun in einer Meinen Stichflamme den 

 Stab etwa 1 ^"^ unter dieser Spitze ab. Dieses Zuschmelzen ist nothwendig, 

 sonst geräth beim Anschleifen der Facette zu leicht etwas von dem Schleif- 

 mittel in die Capillare. Die Capillare versuchsweise mit Quecksilber zu 

 füllen (zu welchem Zwecke sie eröffnet werden müsste), ehe man sie zum 

 Schleifen giebt, wäre ganz überflüssig — sie ist jedenfalls gut, d. h., 

 sie hat jedenfaUs eine rein conische Form, wenn nur das Rohr vor dem 

 Ausziehen „zugelaufen" war. Auch für die Gewinnung eines vorläufigen 

 Urtheiles über den Grad der Empfindlichkeit der Capillare, ist ein Anfüllen 

 und Probiren derselben nicht nothwendig. Die Capillare ist um so em- 

 pfindlicher, sie giebt bei derselben elektromotorischen Kraft einen um so 

 grösseren Ausschlag, je spitzer ihr Kegel winkel ist. Nun hat man es ganz 

 in der Hand, diesen Winkel so spitzig zu machen, wie man will — er 

 wird um so stumpfer, je mehr man das Glas vor dem Ausziehen erkalten 

 liess, und je weniger, d. h., je schwächer und je langsamer man es 

 ausgezogen hat. Uebrigens lässt sich die Gestalt der Capillare sehr leicht 

 bei richtiger Beleuchtung durch blosse Besichtigung ermessen, und bei 

 einiger Uebung kann man sogar ein hinreichend genaues Urtheil über ihre 

 spätere Empfindlichkeit nach dem blossen Aussehen fällen. Mii' ist es noch 

 kein einziges Mal vorgekommen, dass ich eine Capillare hätte schleifen lassen, 

 die sich nachher der auf sie verwendeten Mühe und Kosten unwerth 

 erwiesen hätte. Ich bin nämlich davon abgekommen, die Facetten an 

 meine Capillaren, wie ich das in dem erwähnten Aufsatze beschrieben habe, 

 selbst anzuschleifen, sondern ich lasse dies von einem Glasschleifer besorgen. 

 Bei richtiger Behandlung vor dem Gebläse ist der Theil des Rohres, welcher 

 das conische, capillare Lumen enthält, aussen fast rein cylindrisch, und 

 geht, ziemlich jäh an Dicke zunehmend, an einer Stelle in die Dimen- 

 sionen des übrigen Rohres über, an welcher das Lumen uns längst wegen 

 seiner Grösse nicht mehr interessirt. Der Glasschleifer erhält nun den 

 Auftrag, den unteren, fast rein cjUndrischen Theil, der Länge nach flach 

 anzuschleifen, so weit, bis Gefahr droht, das Lumen könnte eröffnet werden. 

 Der ebene Schliff wird dann vollkommen polirt, und in diesem Zustande 

 das Rohr wieder abgeliefert. Leicht zu errathende Gründe ^ sprechen dafür, 



^ Die „schädliche Länge" ist sowohl lästig bei der Handhabung, als auch un- 

 günstig für die Leistung der Capillare. Lästig ist sie durch den hohen Druck, der 

 erfordert wird, um (bei der ersten Justirung) das Quecksilber durch die Capillare heraus- 



