Studien über den Elekteotonus. 495 



ebenfalls ganz mit Quecksilber gefüllt isf Erst in dieses zweite, kleine 

 Quecksilbergefäss taucht der zuleitende Piatina- oder Kupferdraht ein. Ich 

 habe gefunden, dass dies die einfachste und bequemste Art der Zuleitung^ 

 ist, bei welcher man vollkommen sicher davor ist, dass nicht eine Spur 

 der verdünnten Säure sich, Oberflächen entlang, zwischen Quecksilber und 

 Piatina hineinstiehlt, und nun zwischen diesen Metallen Kette macht, und 

 auf diese Weise eine Quelle von elektromotorischer Kraft im Innern des 

 Capillar-Elektrometers selbst herstellt, die zu den schlimmsten Irrthümern 

 Anlass geben kann. Meine Angst vor diesem unsichtbaren Feind ist so 

 gross^ dass ich mich zu der oben beschriebenen Anordnung entschlossen 

 habe, die wohl einige Mühe und Sorgfalt bei ihrer Herstellung in Anspruch 

 nimmt — einmal hergestellt aber keine weitere Aufmerksamkeit bedingt, 

 und durch die Beruhigung, die sie bezüglich der Harmlosigkeit der Zu- 

 leitung gewährt, die auf sie verwendete Mühe reichlich lohnt. 



In meiner oben erwähnten Abhandlung habe ich schon auf die Noth- 

 wendigkeit hingewiesen, die Verbindung zwischen dem Capillar-Elektrometer 

 und den übrigen Theilen einer Anordnung vermittelst eines Schlüssels her- 

 zustellen, welcher das Capillar-Elektrometer in sich zu schliessen er- 

 laubt, was nothwendig ist, damit dasselbe rasch und sicher sich auf seinen 

 Nullpunkt einstelle. Zu dem hier erforderlichen Dienste eignet sich aber 

 weder du Bois-Reymond's Vorreiberschlüssel , noch sein Quecksüber- 

 schlüssel. Ersterer nicht, wegen der schon von seinem Erfinder erkannten 

 Veränderlichkeit seines Widerstandes, letzterer nicht, weil an ihm in seiner 

 bisherigen Gestalt die Gelegenheit fehlt, ihn als Nebenschliessung zu ge- 

 brauchen. Ich construirte mir daher einen Quecksilberschlüssel, an wel- 

 chem dies möghch war, indem ich einen Vorreiberschlüssel mit passend 

 angebrachten Quecksilbergefässen versah. Ueble Erfahrungen, welche ich 

 mit trocknen Contacten an so wichtiger Stelle des Capillar-Elektrometers 

 gemacht habe, waren es, die mich zur Annahme dieser Form des Schlüssels 

 veranlassten. — 



^ Dieses Eöhrclien wird natürlich an beiden Gefässen durch etwas Kitt oder 

 Siegellack befestigt. 



^ Die scheinbar so einfache und vollkommene Art der Zuleitung des Piatina- 

 drahtes durch den Boden des Gefässes direct in das Quecksilber halte ich erstens nicht 

 für so unbedingt sicher gegen Benetzung, zweitens aber wäre — bei dem Umstände, 

 dass die ganze Beschaffenheit und Aufstellung meines Beobachtungsgefässes, die für 

 feinere Messungen unentbehrlich ist, das Einschmelzen eines Drahtes nicht zulässt, und 

 dass ferner auch eine Bohröffnung für den Draht aus verschiedenen Gründen schlecht 

 anzubringen wäre — eine solche directe Zuleitung des Drahtes in das Quecksilber auch 

 nicht so einfach herzustellen, wenn man nicht ihretwegen auf andere, wesentliche Vor- 

 theile verzichten will. 



