498 Ernst v. Fleischl: 



Zeit, welche der Meniscus braucht, um seine neue Gleichgewichtslage auf- 

 zusuchen, wächst mit der Grösse der Widerstandssumme im Kreise, wie 

 ich dies in meiner Abhandlung ^ beschrieben habe. Ich habe schon damals 

 mitgetheilt, dass die Geschwindigkeit der Einstellung bei der Schliessung 

 eines metallischen Bogens durch Hinzufügen eines Widerstandes "von der 

 Grössenordnung, der der Widerstand eines Froschnerven bei physiologischen 

 Versuchen angehört, nicht merklich beeinflusst wird. Das begTeift sich 

 leicht, wenn man bedenkt, dass der Widerstand, den das unterste, engste, 

 von sauerem Wasser erfüllte Stück der Capillare bedingt, mindestens von 

 derselben, wenn nicht von einer höheren Grössenordnung ist, ' als der eines, 

 zwar mehrere Male längeren, aber mehrere hundert Male dickeren Frosch- 

 nervenstückes. Einschaltung von Widerständen, die der Grössenordnung 

 von 10 "^ S. E. oder Ohm angehören, bedingt aber bereits eine ganz deut- 

 liche Verlangsamung der Einstellung — selbstverständlich, ohne auch nur 

 den allergeringsten Einfluss auf den Punkt der Einstellung zu nehmen. — 

 Nachdem ich bemerkt hatte, dass das Capillar-Elektrometer/ von vornherein 

 alle Eigenschaften besitzt, welche erforderlich sind für die Ausführung dieses, 

 von Hrn. E. du Bois-Reymond — gewiss mit vollem Rechte — als 

 maassgebend bezeichneten Versuches, so konnte ich dem Reize nicht wider- 

 stehen, ihn auch wirklich auszuführen, obwohl ich mich dadurch auf ein 

 gerade jetzt von mehreren Seiten bearbeitetes, und so lebhaft discutirtes 

 Gebiet begab, dass mir eigentlich das Betreten desselben an und für sich 

 nicht verlockend erscheinen konnte. 



Doch ich ^will einstweilen die sich aufdrängenden Beziehungen zur 

 Litteratur für spätere Erledigung zurückschieben, und vorderhand in der 

 Beschreibung der Versuchsanordnung fortfahren. 



Bei den Versuchen, mittels deren die merkwürdige Antwort erhalten 

 wurde, welche das Capillar-Elektrometer auf die, oben mit Hrn. du Bois- 



1 Dies ArcJiiv. 1879. S. 278. — DieV Verzögerung durch den Widerstand des 

 Säurefadens selbst, hat schon Hr. Lippmann bemerkt (a. a. O. S. 557). 



^ Da man unter dem Namen „Elektrometer" Instrumente versteht, welche, in 

 Verbindung gesetzt mit einem Punkte einer statisch geladenen Oberfläche das elek- 

 trische Potential dieses Punktes messend mit dem der Erde vergleichen, und da das 

 Lippmann'sche Instrument einen ganz, anderen Zweck erfüllt, so gebühi't ihm 

 eigentlich eine ganz andere Bezeichnung. Es misst eine Strom-Dimension, ist so- 

 nach ein Galvanometer, da es aber eine von der Stärke verschiedene Dimension misst, 

 so ist es kein gewöhnliches, sondern ein ,, Kraft-Galvanometer" oder ein „Galvano- 

 Dynamometer" — odei", um einem neuen Ding auch einen neuen Namen zu geben, 

 ein „Rhomometer", von qw/a.!], die Kraft; wie man ja auch aus xpvx>r- Psj'chologie 

 gebildet hat, und aus le/»'»; die analoge Zusammensetzung, die übrigens durch das, 

 bei Aristoteles vorkommende: xe/i'oAoj'e«' ganz gerechtfertig erscheint. Plutarch und 

 Spätere haben sogar: Ts/rolofln. 



