Studien übee den Elektrotonus. 499 



Reymond's Worten gestellte Frage zu geben hat, diente als Stromquelle 

 eine 20giiedrige Thermosäule [Th. Fig. 3) nach Noe, deren in Sternform 

 angeordnete Glieder ich mir einzeln zu den 20 in gerader Linie ange- 

 ordneten Contacten eines Stromwählers {W) habe ableiten lassen. Auf 

 einem messingnen, der Reihe der Contacte parallel verlaufenden Prisma 

 ist eine Metallhülse leitend und gleitend verschiebbar, von welcher, unter 

 einem rechten Winkel, eine kurze Metallfeder gegen die Contacte zu ab- 

 geht. Diese federnde Zunge trägt an ihrer Spitze eine rundliche Metall- 

 platte, mit der sie einen der Contacte berührt — je nach der Stellung der 

 Hülse auf dem Prisma. Die Verbindungen sind der Art, dass, wenn die 

 Schleiffeder mit ihrem vorderen Ende auf dem 12. Contacte ruht, 12 Glieder 

 der Thermosäule hintereinander im Stromkreise sind. Die den Thermosäulen 

 in Sternform beigegebene Spirituslampe ist, wegen der allmählichen Erwärmung 

 des Alcohol's, ganz unbrauchbar, wo nur einige Constanz der Säule erforder- 

 hch ist; ich habe sie durch einen passend angebrachten B uns en' sehen 

 Brenner ersetzt, und finde den Strom der Säule, welche natürlich vor 

 Luftzug geschützt ist, von erstaunlicher Constanz. 



Ehe ich nun die übrige — sehr einfache und ganz selbstverständliche 

 — Versuchsanordnung beschreibe, muss ich noch einer sehr erfreulichen 

 und bequemen Eigenschaft Erwähnung thun, welche die Capillare besitzt, 

 die ich meistens bei diesen Versuchen verwendet habe. Diese Capillare 

 (nach Art der oben beschriebenen hergestellt, und mit einer angeschliffenen 

 Facette versehen), welche übrigens jetzt bereits seit mehr als 4 Jahren 

 Dienste thut, giebt für elektromotorische Kräfte zwischen Null und ^5 Daniell 

 Ausschläge, welche den elektromotorischen Kräften ganz genau pro- 

 portional sind,^ wodurch das Arbeiten mit ihr ausserordentlich vereinfacht 

 und beschleunigt wird. Bei der schwachen Vergrösserung, mit welcher die 

 ersten Versuche angestellt wurden, entspricht ein Intervall meiner Ocular- 

 Scala gerade: V200 Daniell. Stelle ich den Meniscus in seiner Ruhelage auf 

 den, die ganze Ocular-Scala hälftenden Theilstrich, also in die Mitte des 

 Gesichtsfeldes ein, so ist, da die Ströme bekanntlich nur in einer Richtung 

 (von der Spitze gegen die Basis der Capillare) verlaufen dürfen, nur die 

 eine Hälfte der Ocular-Scala verwendbar. Diese Hälfte besteht aus 50 Theil- 

 strichen. Es ist also, unter den genannten Verhältnissen, da sich Fünftel- 

 Intervalle noch mit grosser Leichtigkeit und Sicherheit schätzen lassen, 

 die Möglichkeit geboten, elektromotorische Kräfte zwischen Null und ^/g 

 Daniell (und noch etwas darüber) mit einer Genauigkeit von mindestens 

 Viooo Daniell durch einen einfachen Bück in das Beobachtungs -Mikroskop 



^ Zwischen Vs und ^4 Daniell zeigt sich die erste Spur der Abweichung von der 

 Proportionalität. Bei etwas grösseren elektromotorischen Kräften ist von letzterer nichts 

 mehr zu bemerken. 



32* 



