500 Eenst V. Fleischl: 



zu messen — ein Vortheil, den Niemand gering veranschlagen wird, der 

 mit der sonstigen Schwierigkeit solcher Messungen aus eigener Erfahrung 

 bekannt ist. 



Wie weit die Genauigkeit der Messung bei der AuAvendung stärkerer 

 Objectiv-Systeme steigt, wird später an passender Stelle auseinander gesetzt 

 werden. Das bei der geschilderten Anordnung verwendete Objectiv war 

 ein System Nr. 2 von Reichert, mit einer Aequivalent- Brennweite von 

 30 mm^ und einer Linearvergrösserung von 35, unter den üblichen,^ solchen 

 Angaben zu Grunde gelegten Annahmen. Es ist vielleicht nicht über- 

 flüssig, zu bemerken, dass die obige Behauptung von der Proportionahtät 

 zwischen elektromotorischen Kräften, und Grösse der Verschiebung des 

 Meniscus zwischen und Vs Daniell, nicht bloss auf der Beobachtung der 

 Ausschläge beruht, welche diese, meine Capillare giebt bei Einschaltung 

 von 0, 1, 2, 3, 4 Thermoelementen in den Kreis (wobei die Meniscus- 

 Tangente sich der Reihe nach, bei sehr zahlreichen Wiederholungen immer 

 wieder auf 0, 10, 20, 30, 40 einstellte), sondern dass ich mich durch directe 

 Kraftmessungen von der vollständigen Gleichwerthigkeit der in Betracht 

 kommenden Glieder meiner Thermokette überzeugt habe, ebenso wie auch 

 die, zur Reposition der genannten Verschiebungen des Meniscus erforder- 

 lichen Druckhöhen, diesen Verschiebungen (innerhalb der angegebenen 

 Grenzen) vollständig proportional waren. 



Die Versuchsanordnung, welche zur Beantwortung der uns be- 

 schäftigenden Frage zu dienen hat, ergiebt sich aus der Berücksichtigung 

 der einzelnen, in Betracht kommenden Momente ganz von selbst. Das 

 Capillar-Elektrometer muss mittels des du Bois-Reymond' sehen Schlüssels 

 mit Quecksilber - Contacten in einen Kreis eingeschaltet werden können, 

 welcher — nach Belieben — entweder nur den, durch eine abstuf bare 

 elektromotorische Kraft erzeugten Strom, oder nur ein Paar unpolarish'barer 

 Elektroden, die entweder durch einen indifferenten Leiter oder durch einen 

 lebenden Nerven mit einander verbunden sind, oder Stromquelle und Elektroden 

 zugleich — natürlich in einfacher linearer Bahn, also „hintereinander" enthält, 

 wobei auch noch der Forderung zu genügen ist, dass der Strom unter allen 

 Umständen nur in der einen, vorgeschriebenen Richtung durch das Capillar- 

 Elektrometer gehen darf, jedoch nach Belieben in der einen oder der anderen 

 Richtung durch die interpolare ^ Strecke des Nerven muss gesendet werden 

 können. Diesen Forderungen ist zu entsprechen durch eine Anordnung, 



I 



^ Tubuslänge von 160 >«» — das erwähnte Ocular — 250 mm Projectionsdistauz. 



^ Ich erlaube mir seit jeher, da wo man allgemein den Ausdruck „intrapolar" 

 verwendet, interpolar zu sagen. Die interpolare Strecke ist eindeutig: die zwischen 

 den beiden Polen eingeschlossene; intrapolar mag auch die von dem einen Pol be- 

 läihrte Nervenstelle heissen, als die innerhalb dieses Poles gelegene Länge des Nerven. 



