508 Ernst v. Fleischl: 



geleitet und gemessen. Jedesmal war (Strom + Nerv) = ^^200 Daniell, 

 (Strom — Nerv) = ^^/^^^ Daniell. 



So weit ich davon entfernt bin, mir das Aufstellen von Regeln für 

 die Forschung, oder das Ertheilen von Lehren und Rathschlägen zu er- 

 lauben, so mag ich doch meine Ueberzeugung nicht unterdrücken, dass 

 bei sehr vielen elektrophysiologischen Versuchen die Ersetzung des Galvano- 

 meters durch das Capillar-Elektrometer wichtige Aufschlüsse bringen wird. 



Bei dieser Gelegenheit möchte ich zwei Punkte hervorheben. Erstens : 

 dass meine Construction des Capillar-Elektrometers sich mir für die ver- 

 schiedensten Aufgaben als ganz entsprechend erwiesen hat, im Gegensatze 

 zu der ursprünglichen Form, und trotz des unbedingten Tadels, den ein 

 Fachgenosse in einer physiologischen Zeitschrift von grosser Verbreitung 

 über dieselbe ausgesprochen hat.^ Da an meinem Instrumente gerade die 

 Haupthindernisse, welche sonst der allgemeineren Verbreitung des Appa- 

 rates im Wege stehen, nämlich die gefürchtete Zerbrechlichkeit der Capillare, 

 und Schwierigkeit ihrer Herstellung ganz beseitigt sind (durch die dem 

 Instrumente beigegebenen nahezu unverwüstlichen Capillaren), so habe ich 

 dieses abfällige Urtheil deshalb besonders bedauert, weil es •— als das ein- 

 zige Urtheil, das in physiologischen Kreisen überhaupt verlautbart ist — 

 zwar eine gewisse Verbreitung meines Instrumentes unter Physikern nicht 

 verhindert hat, möglicher Weise aber mit dazu beigetragen hat, dass das- 

 selbe von physiologischen Arbeitsstätten beinahe ganz ausgeschlossen büeb — 

 und mit ihm die allgemeinere Anwendung des ganzen Priucipes in der 

 Elektrophysiologie ; denn dass Apparate von solcher ünverlässlichkeit, die 

 zugleich bei der Verwendung mit so viel Noth und Aerger verbunden sind, 

 wie die anderen mir bekannten Modelle, sehr bald wieder zur Seite gestellt 

 wurden, nimmt mich nicht Wunder. — Zweitens warne ich aber noch- 

 mals ausdrücklich vor jeder Abweichung von den Regeln und Methoden, 

 welche ich hier, sowie in meiner früheren Abhandlung für den Gebrauch 

 des Capillar-Elektrometers aufgestellt habe, und welche nicht der Willkür, 

 sondern der Erfahrung entsprungen sind. — Sollten die unerwarteten Er- 

 gebnisse dieser Untersuchung zu einer Wiederholung der von mir beschrieb- 

 enen Versuche, und somit zur Anwendung von Capillar-Elektrometern ver- 

 anlassen, so bitte ich zu berücksichtigen, dass die oben von einer meiner 

 Capillaren beschriebene, weitgehende Proportionalität der Ausschläge mit 

 der elektromotorischen Kraft eine Ausnahme ist, und dass im Allgemeinen 

 Messungen dieser Kraft nur mittels des Repositions-Verfahreus zu 

 geschehen haben, und — auch nicht einmal schätzungsweise — nach dem 

 Ausschlage des Meniscus. 



1 Pflüger 's Archiv u. s. w. Bd. XXXI. S. 605, Anm. 



