Studien übee den Elekteotonus. 511 



stand wird folglich nur der Kraft der Säule entsprechen. Eine solche Auf- 

 fassung beruht jedoch auf einem Missverständnisse. Obwohl über den Vor- 

 gang im Capillar-Elektrometer , über die Art seiner Wirkung, noch keine 

 befriedigende und anerkannte theoretische Anschauung existirt, so lässt sich 

 doch ein solcher Einwand von vornherein zurückweisen, und übrigens ist 

 er auch mit den Resultaten einiger Versuche unvereinbar, welche ich eigens 

 angestellt habe, um sie diesem Einwurfe entgegenzuhalten. Wenn der 

 Strom, in dessen Kreise das Capillar-Elektrometer sich befindet, an vielen 

 Stellen meiner früheren und der vorliegenden Abhandlung als „compen- 

 sirt" bezeichnet wurde, so ist der Sinn dieser Behauptung kein anderer, 

 als dass man sich, um der Erfahrung einen Ausdruck zu verleihen, den 

 Strom, welcher im Kreise circulirte, ehe das Capillar-Elektrometer in diesen 

 aufgenommen wurde, vom Momente an, in dem dieses Instrument in den 

 Kreis eingeschaltet ward, als compensirt, als vernichtet durch einen gleich- 

 starken Gegenstrom vorzustellen hat. Und zwar ist der Strom, den das 

 Capillar-Elektrometer dauernd compensirt, in jedem einzelnen Falle genau 

 der, der im Momente seiner Einschaltung im Kreise circulirte. Man könnte 

 sich nun allerdings der Vorstellung überlassen, in einem Kreise, in dem 

 kein Strom mehr circulire, sei auch keiner mehr zu compensiren. Zum 

 Beispiele, eine Thermosäule, deren Strom durch ein Capillar-Elektrometer 

 compensirt ist, so dass keine Spur von Strom mehr durch das empfindlichste 

 Galvanometer in diesem Kreise nachzuweisen ist — eine solche Thermosäule 

 könne nur dadurch in einem geschlossenen Kreise sich befinden, ohne einen 

 Strom zu erregen, dass ihre Löthstellen paarweise die gleiche Temperatur 

 hätten, welche Annahme einerseits sehr leicht durch den Versuch wider- 

 legt werden kann, andererseits aber wieder nicht verstehen liesse, wesshalb 

 denn der Ausschlag am Capillar-Elektrometer nicht zurückgeht auf Null 

 — entsprechend der Stromlosigkeit des Kreises; sondern vielmehr bestehen 

 bleibt. Es ist dies gerade so, wie bei der Wage. Ist auf derselben die 

 Last durch das Gewicht compensirt, so besteht Gleichgewicht, es findet 

 keine dynamische Wirkung im Systeme statt, und die Last sowohl wie das 

 Gewicht benehmen sich, wie schwerlose Körper. Nichtsdestoweniger wird 

 die Last vom Erdmittelpunkte dauernd mit einer ihrer Masse entsprechen- 

 den Kraft angezogen, welcher nur vorderhand durch die gleiche und ent- 

 gegengesetzte Kraft, die das Gewicht anzieht, das Gleichgewicht gehalten 

 wird.^ 



^ Um unseren Vergleich fortzusetzen, in welchem die Kraft der Kette durch die 

 Last auf der eiuen Wagschale, die compensirende Kraft der Capillare durch das Gewicht 

 auf der anderen Wagscliale dargestellt wird, nehmen wir an, beim Sinken der Schale, 

 in der die Last liegt, würde vermittelst einer Auslösungsvorrichtung auf diese Schale 

 eine gewisse Last aufgelegt. Verfahren wir nun analog dem oben erwähnten Fehler, 



