Unteksüchungen übee den Stoffwechsel isolieter Oegane. 521 



Die künstliche Lunge. 



Ein Glascylinder von 70'^'" Höhe und 14<=™ lichtem Durchmesser (G 

 der Tafel) wird durch einen flachen Deckel und einen ausgehauchten 

 Boden zu einem huheu flascheuähnlichen Gefäss geschlossen. Deckel und 

 Boden sind aus starken Hartgummimassen geformt und haben mit Kaut- 

 schuk gefütterte Falze zur Aufnahme der eben abgeschliffenen Eänder des 

 Glascylinders. Vier über 70 "^^ lauge, mit Gewinden und Muttern versehene 

 Eisenstäbe, welche in den Boden eingeschraubt sind und durch Bohrungen 

 des Deckels gesteckt werden, dienen dazu, die drei Stücke der Elasche fest 

 aufeinander zu pressen und den Verschluss luftdicht zu machen. Deckel 

 und Boden haben in der Axe der Flasche breite kreisförmige Ausschnitte 

 oder Spunde und tragen gusseiserne, drehrunde Tubuli (T der Tafel), welche 

 auf den Hartgummimassen aufgeschraubt und verkittet sind. Die kurzen 

 Hälse der Tubuli ruhen auf je einem Paar fixer Kellen als Lager (in der 

 Tafel nicht gezeichnet), in welchen sie sich sehr leicht drehen und welche 

 so versetzt sind, dass die Axe der Flasche nicht ganz horizontal, zu liegen 

 kommt. Sie bleibt so viel geneigt, dass das venöse Blut, welches durch den 

 oberen Spund einträufelt, an der Wand d"es Cylinders langsam gegen den 

 Boden herabfliesst und sich in der Ausbauchung ansammelt, aus welcher 

 es wieder abgesaugt werden kann. Wird nun gleichzeitig die Flasche in 

 ihren Lagern in Drehuug versetzt, so breitet sich das Blut in einer dünnen 

 Schichte auf der ganzen inneren Oberfläche der Flasche aus, wobei ein 

 energischer Gasaustausch stattfindet. An der drehenden Bewegung dürfen 

 offenbar die Bohre, welche das Blut zu- und abführen, nicht theilnehmen; 

 sie sind daher eingekittet in zwei gusseiserne Scheiben (S^, S,), welche in 

 die Falze der Tubuh eingelassen, dieselben verschliessen, dabei aber durch 

 einen vorspringenden Dorn gehindert werden, die drehende Bewegung mit- 

 zumachen. Sind die Flächen der Tubuh und der Scheiben, welche aufein- 

 ander gleiten, gut abgeschliffen, mit Vaseline gefettet und wird ausserdem 

 jede Scheibe durch eine Metallfeder in ihren Falz hineingedrückt, so erhält 

 man einen Verschluss, der selbst für beträchtliche Ueberdrucke im Inneren 

 der Flasche dicht ist und dabei der Drehung geringe Eeibungswiderstände 

 entgegenstellt. Die sorgfältige Ausführung dieses wesentlichen Theiles des 

 Apparates verdanken wir den HH. Baltzar und Schmidt in Leipzig. 



Die in der Flasche eingeschlossene mit dem Blut verkehrende Luft 

 bedarf ebenso wie die Lungenluft zur Erhaltung ihrer ursprünglichen Zu- 

 sammensetzung einer Ventilation. Wir bedienten uns einer Vorrichtung, 

 welche dem Apparate von Kegnault und Reiset^ nachgebildet ist. Zwei 



^ Ännalen der Chemie und PJiarmaTcologie. 1850. Bd. LXXIII. S. 92. 



