ÜNTEESUCHUNGEN ÜBEE DEN StOFEWECHSEL ISOLIETEE OeGANE. 523 



sperrenden Flüssigkeit verdrängt wird. Dabei wird die Mündimg der Mariotte'- 

 schen Flasche frei, es tritt Flüssigkeit aus und der ursprüngliche Druck 

 des Sauerstoffs wird wieder hergestellt. Man misst also den Sauerstoffconsum 

 unter Berücksichtigung der Temperatur und der ßarometerhöhe durch die 

 Menge der Sperrflüssigkeit, welche aus der in Cubikcentimeter getheilten 

 Mariotte'schen Flasche abgeflossen ist. Es ist bequem zwei solcher Flaschen zu 

 haben, um sie rasch auswechseln zu können. Als Sperrflüssigkeit verwen- 

 deten wir eine concentrirte Lösung von Chlorcalcium , damit eine Verun- 

 reinigung des Sauerstoffs während .der Dauer des Versuchs möglichst ver- 

 mieden wurde. Der austretende Sauerstoff passirte ein Chlorcalciumventil 

 {V), welches eine Diffusion zwischen Athmungsraum und Gasometer ver- 

 hinderte und endhch noch ein Chlorcalcium-Manometer (Mg) an welchem 

 der Druck im Athmungsraum abzulesen war. Man kann diesen Druck 

 reguliren durch Aenderung des Druckes im Gasometer. Wir hielten ihn 

 während der Versuche stets auf 1 — 2'^™ Hg gleich 10 — 20""™ Chlorcalcium- 

 lösung. Kleine Schwankungen des Druckes innerhalb einer Versuchsperiode 

 bedingen eine Correctur der Sauerstoffmessung, welche für jeden Milhmeter 

 Ca CI2 = . 1 "^™ Hg 1 «-'«"> Sauerstoff beträgt (s. auch Anhang zum H. Theil). 



Eine weitere Correctur wird erforderlich, wenn die Temperatur der 

 circulh-enden Luftmasse nicht constant bleibt. Die Thermometer Th ^ und 

 Thg geben darüber Auskunft. Bei Erniedrigung der Temperatur umO.P C. 

 vermindert sich das Volumen der Luftmasse um '^^^^12730 =2.7 *^°™, d. h. 

 dieselben werden aus dem Gasometer ausgesaugt. Umgekehrt wird beim 

 Steigen der Temperatur eine entsprechende Menge Sauerstoff von ihrem Ein- 

 tritte zurückgehalten. Auch auf diese Fälle muss Rücksicht genommen werden. 



Endlich bringt die Construction des Apparates noch eine dritte Ver- 

 änderliche in's Spiel, welche den Zustrom des Sauerstoffs zu beeinflussen im 

 Stande ist. In den Raum der rotirenden Flasche theilen sich Blut und 

 Luft; es muss daher jede Verminderung der circulirenden Blutmenge 

 einen Druckabfall im Athmungsraume , eine Vermehrung derselben eine 

 Drucksteigerung zur Folge haben. 



Daraus erwächst die ISTothwendigkeit den Blutgehalt der Flasche jeder- 

 zeit bestimmen zu können. Diesem Zwecke dient das weite mit '/2 P^o^. 

 Kochsalzlösung gefüllte Rohr K, welches durch die Verschlussscheibe des 

 Bodens gesteckt ist und gleich dem Saugrohr der Spritze bis in die Aus- 

 bauchung des Bodens hinabreicht. Ausserhalb der Flasche gabelt es sich 

 in zwei Schenkel. Der eine Schenkel ist ein Manometer, dessen Luftsäule 

 mit dem Binnenraum der Flasche communicirt; der Meniscus des Mano- 

 meters wird sich also stets auf die Höhe des Blutniveau's in der Flasche 

 einstellen. Wiederholte Aichungen stellten fest, dass eine Aenderung von 

 1 "'"^ im Stande des Meniscus einer Zu- oder Abnahme der vorräthigen 



