526 Max von Feet und Max Grubee: 



diese Weise während jeder Versiichsi)eriode ein abgetrennter Theil des 

 Apparates von etwa 200 ''™' Eaiiminhalt in Verkehr mit der Luft gesetzt, 

 was unbedenklich geschehen kann, solange die procentige Zusammensetzung 

 der circulirenden Luft der atmosphaerischeu gleich ist. Besteht ein Unter- 

 schied in beiden, so wird ein Verlust oder Gewinn von Sauerstoif für die 

 Athmungsluft herbeigeführt, der für je 0-1°/^ abweichender Zusammen- 

 setzung • 1 5 "^"^ Sauerstoff beträgt. 



Recapituliren wir die verschiedenen Bestimmungen und Correcturen, 

 welche wir zur Messung des Gaswechsels innerhalb einer halljstündigen 

 Versuchsperiode als nothwendig gefunden haben, so ergeben sich folgende 

 Ablesungen und Handgriffe, welche halbstündig wiederholt werden müssen: 



Ablesung der Thermometer Tli-^ und Th^, des Chlorcalciummanometers 

 M^ und des Kochsalzmanometers K. Unmittelbar darauf wird die Ma- 

 riotte'sche Flasche am Sauerstoffgasometer abgeklemmt, durch eine gefüllte 

 ersetzt, und die Menge der abgeflossenen Lösung abgelesen. Durch Dre- 

 hung der Glashähne werden nun die abgesperrten Barytventile mit dem 

 Apparat in Verbindung gesetzt , dagegen die eben gebrauchten Ventile 

 ausgeschaltet, geöffnet, die Barytlösuug gesammelt und gut verschlossen 

 für die Titration zurückgestellt. In die Ventile wird neue Lösung einge- 

 füllt. In geeigneten Intervallen, jedenfalls aber zu Anfang und zu Ende 

 des Versuches werden Luftproben abgenommen und in Endiometer über- 

 gefüllt. Am Schluss des Versuches wird auch aus dem Sauerstoffgaso- 

 meter eine Probe entnommen. 



Der künstliche Blutstrom, 



Das Blut sollte fortwährend kreisen und nur an zwei Orten, in dem 

 athmenden Gewebe und in der künstlichen Lunge, Gelegenheit haben seinen 

 Gasgehalt zu verändern. Seine Bewegung musste daher in geschlossener, 

 diffusionsdichter Bahn geschehen. Die ununterbrochene Circulation wurde 

 durch eine kleine, 10*=™^ fassende Inj ectionsspritze vermittelt, welche durch 

 zwei Ventile in eine Saug- und Druckpumpe umgewandelt war. Die Ein- 

 führung des Saugrohres in den Sammelraum der künstlichen Lunge ist 

 bereits oben geschildert worden. Die kleine Spritze, deren Stempel sorg- 

 fältig gearbeitet und stets gut in Stand gehalten werden muss, ist au 

 einem Stativ festgeschraubt. Ein Excenter, der an derselben Welle au- 

 gebracht war, von welcher aus die künstliche Lunge und die Quecksilber- 

 pumpen in Gang gesetzt wurden, führt den Stempel auf und nieder; die 

 Grösse der Excursion konnte durch Verstellung des Excenters variirt und 

 die gewählte Einstellung an einem Maassstabe abgelesen werden. Es wurde 

 sodaun eine Tabelle angefertigt, in welcher für jeden Theilstrich des 



