Unteesuchungen über den Stoffwechsel isolirter Organe. 527 



Maassstabes die ausgeworfene Blutmenge, durch wiederholte Aichung be- 

 stimmt, verzeichnet war. Daraus ergiebt sich die Blutmenge, welche die 

 Spritze in der Zeiteinheit liefert durch eine einfache Multiphcation, wenn 

 die Umdrehungszahl der Welle bekannt ist. Bei unseren häufigen Zäh- 

 lungen hat sich herausgestellt, dass dieselbe ausserordentlich constant ist, 

 woraus folgt, dass die Regulirung der Gaslfraftmaschine, welche den Motor 

 des Institutes darstellt, eine sehr vollkommene ist. 



Die Spritze war mit einem T-Rohr verbunden, dessen horizontaler 

 Schenkel zwischen die beiden Ventile, das Saug- und Druckventil, aufge- 

 nommen war. Wir haben uns dieselben folgendermaassen hergestellt. Ein 

 enges Glasrohr wird an zwei Stellen ein wenig ausgezogen und hierauf an 

 einem Ende zugeschmolzen (s. Fig. 2). An einer Seite wird sodann ein 

 Loch ausgeblasen , dessen Ränder glatt geschmolzen und auf dem Schleif- 

 stein eben geschliffen werden. Nun wird über das Glasrohr ein Stück 

 dünnen Kautschukschlauches gezogen und zu beiden Seiten der Oeflfnung 



Fig. 2. 



in den verengten Stellen festgebunden, der Schlauch endlich selbst der 

 Länge nach angeschnitten, aber nicht über der Oeffnung des Glasrohres, 

 sondern ihr gegenüber. Das Ganze wird in ein weiteres Glasrohr gesteckt. 

 Je nach der Richtung des Druckabfalles wird entweder der Schlauch auf 

 die Oeflfnung gepresst und dieselbe verschlossen oder das Blut dringt durch 

 die Oeffnung des Glases unter den Kautschuck und durch die Schnittstelle 

 hervor. 



Die Bluttemperatur. Da es wünschenswerth war, dass man in der 

 Wahl der Bluttemperatur nicht beschränkt sei, andererseits aber der Gas- 

 messung halber das Blut in der künstlichen Lunge die Temperatur des Zim- 

 mers haben musste, so entstand die Aufgabe die Temperatur des grossen 

 Kreislaufes unabhängig zu machen von der des kleinen. Dies ist der Sinn 

 der Schlaugenrohre, die mau in der Tafel gewahrt. Das isolirte Organ, das 

 zur Durchleitung kommt, wird durch ein Wasserbad auf constanter übrigens 

 beliebiger Temperatur gehalten. Die Temperatur des einfliessenden arte- 

 riellen Blutes wird geregelt durch einen Vorwärmer, die Temperatur des 

 ausfliessenden venösen Blutes wird stets wieder auf das Niveau der Zimmer- 

 temperatur gebracht durch einen Kühler mit Wasserspülung. 



Die Constanz der Temperaturen im Vorwärmer und Wasserbad wurde 

 durch empfindliche Regulatoren gewährleistet, die wir uns nach Andreae's 



