530 Max von Feey und Max Geubee: 



dem Kochsalzniveau iV' grösser wird als dieser Druck, Salzlösung nach- 

 dringen; sie kann daran durch den Sauerstoff nicht gehindert werden. Ist 

 dagegen die Differenz N' — N gleich dem Druck im Gasometer, so muss 

 jede Druckverminderung im Lungenraum zum Eindringen von Sauerstoff 

 führen. Es wird also ebensowenig der Zutritt des Sauerstoffs durch die 

 Salzlösung behindert werden können. 



Dies im Wesentlichen die Bestandtheile, und die Wirkungsweise des 

 Apparates. Es ist selbstverständUch, dass je nach dem Organ das für die 

 Durchleitung ausersehen ist, je nach den besonderen Aufgaben des Ver- 

 suches Aenderungen vorgenommen werden müssen und es war auch unser 

 Wunsch, unsere Erfahrungen in dieser Richtung zu erweitern. Leider sind 

 wir aber trotz halbjähriger gemeinsamer Arbeit über einige Yorversuche 

 nicht hinaus gekommen, deren Ergebnisse wir zur Vervollkommnung des 

 Apparates benutzt haben. Erst später hat der Eine von uns eine Versuchs- 

 reihe am Hintertheil des Hundes ausgeführt, welche im zweiten Theil dieser 

 Abhandlung mitgetheilt ist. Hier sollen nur noch die den Versuchen vor- 

 ausgehenden Prüfungen und Vorbereitungen des Apparates so wie einige 

 Constanten desselben Erwähnung finden. 



Die oberste Bedingung, welcher jeder Respirationsapparat genügen 

 muss, ist die, dass er für die in Betracht kommenden Druckdifferenzen dicht 

 sei. So schwierig diese Aufgabe bei der ersten Zusammenstellung eines 

 vielgliederigen Apparates zu sein scheint, so ist sie doch, einmal gelöst, 

 ohne allzugrosse Mühe immer wieder zu erfüllen, selbst wenn der Apparat 

 nach jedem Versuche theilweise zerlegt, gereinigt und wieder zusammen- 

 gestellt wird. Trotzdem sind jedesmal wiederholte Prüfungen unerlässlich. 

 Wir prüften die einzelnen Stücke, dann den gesammten Luftraum des 

 Apparates bei ruhender und bei rotirender Lungenflasche für Druckdifferenzen 

 von einem Meter Wasser und darüber. Die Dichtung der Lungenflasche 

 wurde bereits oben besprochen. Alle übrigen Luftwege waren aus Glas 

 oder Kautschuk hergestellt, wenn man von den Absperrungen durch Salz- 

 lösung, Chlorcalcium und Quecksilber absieht. Wo es thunhch war, wurde 

 Glas verwendet; au den Verbindungsstellen wurden die Röhren aneinander- 

 gestossen. Nur die Verbindungsstücke für die beiden Q.uecksüberpumpen, 

 für die Luftproben, und für die Verschlussscheiben der Lungenflasche 

 konnten nicht von Glas sein und wurden aus dickwandigem, vulkanisirtem, 

 mit Paraffin getränktem Kautschuk hergestellt. Wir haben endlich um 

 uns von der Diffasions- Dichtigkeit des Apparates zu überzeugen, iloch 

 folgenden Versuch angestellt. 



Es wurde in die Lungenflasche durch einige Zeit Kohlensäure einge- 



