

Abhängigkeit des 02-Vee,brauches vom Og-GrBHALTE. 



149 



Fig. 8. 



Sorptionsrohr vermittelst einer Schnur und eines in einen Cylinder ein- 

 geschraubten Hakens {h) aufgehängt wird. Durch die entsprechende Um- 

 drehung des Hakens wird die Torsion 

 der Aufhängeschnur corrigirt. Endlich 

 dient der Cylinder (C) für die Regu- 

 lirung des Hg- Niveaus in der Queck- 

 silberwanne, indem mau denselben ver- 

 mittelst einer über eine Rolle gehenden 

 Schnur von der Ferne aus heben oder 

 senken kann, und zwar bis zur Berüh- 

 rung der Nadelspitze mit dem Hg- 

 Niveau. Der ebenfalls von der Ferne 

 aus zu bevvegende Schirm (S) dient für 

 die Beseitigung der Quecksilberspiegelung 

 bei der Ablesung. 



Die von der Lauge absorbirte 

 COg-Menge wird volumetrisch bestimmt. 

 Der Kohlensäureaustreiber (Fig. 8) besteht aus dem mit Theilungen 

 versehenen und auf seinen Inhalt genau calibrirten Recipienten A, wohinein 

 zuerst die Lauge allein und später auch die die COg- Menge austreibende 

 Säure kommt — erstere durch die obere Oeffnung des 

 Recipienten A, letztere auf dem Wege von H aus über 

 C und b nach A hin. Das sich in A entwickelnde Gas 

 entweicht durch das 82 <^™ lange dickwandige Capillar- 

 rohr B, dessen oberes Ende in die trichterförmige Er- 

 weiterung des Recipienten A eingeschliffen ist, und sam- 

 melt sich in einem geräumigen Absorptionsrohr Ij von 

 650—700 ''«'^ Inhalt und 900 "«> Länge. 



Nachdem die Theile A, B und E dieses Apparates 

 richtig aufgestellt sind und das Rohr B aus dem Trichter 

 weggenommen ist, wird das untere röhrenförmige Ende e 

 (Fig. 9) des mit Lauge gefüllten Hülfsapparates H durch 

 den Trichter des COg-Austreibers so weit in A (Fig. 8) 

 eingeführt, bis der an dem Rohre e befindliche Kautschuk- 

 pfropfen den Hals des Trichters verschUesst. Zu gleicher 

 Zeit wird der Apparat Ab C m d mit einer mit Aetz- 

 natronstückchen gefüllten Wulff 'sehen Flasche verbun- 

 den. Nun wird es möghch , in dem Räume AbC des 

 COg-Austreibers (bei der Stellung 1 des Hahnes c und 

 bei der Stellung m des Hahnes 8 des Hülfsapparates) die Zimmerluft 

 durch eine COg-freie zu ersetzen; worauf man nur dem Hahne S die Stellung 



R 





h 



IL 



Tttv 



Fig. 9. 



