204 Otfeied Müllee: 



Untersuchung schon völlig illusorisch. Das Schlimmste aber bei der Luft- 

 füllung des Apparates ist, dass sich nicht ohne Weiteres feststellen lässt, 

 ob er auch wirklich dicht ist oder nicht. Bei der Wasserfüllung ist das 

 jederzeit zu controlliren. Besteht eine Undichtigkeit, so tropft der Apparat, 

 und man kann den Schaden rechtzeitig abstellen. Wie häufig aber trotz 

 sorgfältigster Anlegung der Dichtung kleine Undichtigkeiten entstehen — 

 auch bei Verwendung der bekannten Gummiärmel — das ist jedem be- 

 kannt, der zahlreiche plethysmographische Untersuchungen vorgenommen hat. 



Zu der grossen Schwierigkeit guter und zuverlässiger Abdichtung kommt 

 bei der Luftfüllung noch der wenn auch geringe Fehler, der aus der 

 Compressibilität der Luft durch Druck entsteht. Nun soll ja freilich in 

 einem Apparat zur reinen Volumenbestimmung eine Drucksteigerurig nicht 

 eintreten. In der That ist aber eine solche in weitgehender Weise nur 

 dann zu vermeiden, wenn man mit einer in die freie Luft mündenden 

 Nebenöffnung des Tambours schreibt. Dann bekommt man aber einmal 

 überhaupt nur relative Angaben über eintretende Volumenschwankuugen, 

 und zweitens werden bei gleichbleibender Grösse dieser Oeffnung rasch und 

 langsam ablaufende Volumenschwankungen gleicher Grösse nicht gleiche 

 Ausschläge am Tambour ergeben, da die langsamen Schwankungen mehr 

 Zeit finden, sich durch die Nebenöflnung auszugleichen, als die raschen. 

 Bei jeder anderen Vorrichtung «tritt eine messbare Drucksteigerung im 

 System auf, die so gross sein muss, dass dadurch die Widerstände der 

 elastischen Membran des Tambours überwunden werden können. 



Diese Schwierigkeiten bei ausschliesslicher Luftfüllung des ganzen 

 Systemes werden beseitigt oder doch erheblich vermindert durch die oben 

 genannte Combination von Luft und Wasserfülluug. Aber auch diese 

 Methode hat ihre Mängel und Nachtheile. 



In erster Linie kommt da der Trägheitswiderstand des Wassers in 

 Betracht. Von der Energie, mit der die Volumenschwankungen in Er- 

 scheinung treten, wird so viel verbraucht, als nöthig ist, um den Trägheits- 

 widerstand der gegebeneu Wassermasse zu überwinden. Erst der nach 

 Abzug dieser Grösse verbleibende Rest der genannten Energiemenge kommt 

 — vorausgesetzt, dass der Abschluss des Cylinders starrwandig ist — in 

 den Schwankungen der Elüssigkeitssäule im Ansatzrohr direct zum Ausdruck. 

 Dieser Abzug an Energie ist freilich kein allzu grosser. Der Trägheits wider- 

 stand eines Körpers ist gleich Masse mal Beschleunigung. Die zur Füllung 

 des Plethysmographen erforderliche Wassermasse ist namentlich für den Arm 

 nicht bedeutend; sie beträgt für den Vorderarm 700 '''^"^; für das ganze 

 Bein beträgt dieselbe allerdings etwa 10000 '''^™. Diese Masse wird aber 

 nicht ganz in Bewegung gesetzt, denn die der Ausflussöffhung abgekehrten 

 Theile der Flüssigkeit, sowie das Füllmaterial der Ecken bleiben unbewegt. 



