Aufzeichnung von Volümschwankungen. 205 



Man hat also für die Beweguag nur etwa mit der Hälfte der angegebenen 

 Zahlen zu rechnen. Die der bewegten Masse zu ertheilende Beschleunigung 

 ist verschieden. Sie ist am grössten bei den plötzlich eintretenden pulsato- 

 rischen, sehr klein beiden langsam eintretenden anderweitigen Schwankungen. 

 Das Product Masse mal Beschleunigung wird also sehr verschiedene Werte 

 haben können. Aus diesem Grunde wird sich die Wasserfüllung des 

 Plethysmographen vorzugsweise für die genaue Messung lang hinziehender 

 ausgiebiger Volumenschwankungeu eignen, und man darf annehmen, dass 

 bei diesen der Trägheitswiderstand ebenso wenig in Betracht gezogen zu 

 werden braucht, wie etwa die Reibung in den Gelenken eines Tambours. 

 Anders verhält sich die Beeinflussung der rasch ablaufenden pulsatorischen 

 Schwankungen durch die Trägheit des übertragenden Wassers. Einmal 

 wird die Darstellung einer raschen Volumenzunahme durch den Trägheits- 

 widerstand anfangs ungleich stärker beeinflusst, und zweitens verursacht 

 das Beharrungsvermögen der bewegten Flüssigkeitssäule am Schluss eine 

 nicht wahrheitsgetreue Steigerung der Curve, der vor Beginn des nächsten 

 Pulses eine aus gleichen Gründen entstehende Senkung folgt; mit anderen 

 Worten: es findet auch noch eine Schleuderung statt. Die Methode der 

 Wasserfüllung kann also zur Darstellung wirklich exacter Volumenpuls- 

 bilder, wie sie der v. Kries'sche Flammentachograph bei Luftfüllung des 

 Plethysmographen giebt, nicht verwendet werden. 



Der zweite Nachtheil, welcher der combinirten Luft- und Wasser- 

 füllung des Plethysmographen anhaftet, ist der, dass dabei die Verwendung 

 eines Marey'schen Tambours zur Schreibung nothwendig wird. Dass der 

 Tambour eine Drucksteigerung im System hervorbringt, ist schon oben 

 gesagt; doch fällt das weniger ins Gewicht. Grösser sind die Schwierig- 

 keiten , die sich ihm bei der Darstellung starker Volumenschwankungen, wie 

 sie namentlich am Bein auftreten, entgegenstellen. Will man Schwankungen 

 von 80 bis 100 '^°™, die an einem kräftigen Bein häufig vorkommen, mit 

 einem Tambour zur Darstellung bringen, ohne dass der Ueberdruck im 

 System allzu stark wird, so muss man eine ungewöhnlich grosse Schreib - 

 kapsei verwenden. Ein solcher Tambour ist aber nicht im Stande, die 

 kleinen Schwankungen, namentlich die pulsatorischen, mit wünschenswerther 

 Deutlichkeit wiederzugeben. Soll dies geschehen, so muss man einen wesent- 

 lich kleineren Tambour nehmen. Man hat also bei der Verwendung einer 

 Schreibkapsel immer nur die Wahl zwischen der guten Wiedergabe der 

 grossen oder der kleinen Schwankungen, wenigstens jenseits gewisser Grenzen 

 der Schwankungsgrösse. 



Es ist aus diesem Grunde schon mehrfach versucht worden, die im 

 Ansatzrohr pulsirende Wassersäule selbst zum Tragen eines Schwimmers zu 

 benutzen, und mit diesem direct zu schreiben. Diese Versuche scheiterten 



