206 Otfeied Müllee: 



meist an der grossen Reibung, die in dem engen Rohr zwischen Wand und 

 Schwimmer vorhanden war. Am besten bewährten sich noch Paraffin- 

 schwimmer in einem glattwandigen Glasrohr. Aber ein Mal sind wirklich 

 gleichweite Glasrohre von dem nothwendigen Durchmesser und der ent- 

 sprechenden Länge äusserst schwer zu beschaffen und kostspielig, und 

 zweitens sind die Paraffinschwimmer zu weich und leicht verletzbar, um 

 längere Zeit hindurch zuverlässig arbeiten zu können. Die Schwimmer- 

 vorrichtung Mo SSO 's, wie sie im Tig erste dt'schen Lehrbuch wiedergegeben 

 ist, hat zu viel Reibung, um gute Pulsbilder zu geben. 



jSTach einer grossen Anzahl von Versuchen mit den verschiedensten 

 Materialien ist es mir gelungen, eine dauerhafte, sicher arbeitende Schwimmer- 

 vorrichtung auch auf Wasser anzubringen. 



Zunächst wurde an Stelle des Glasrohres, das wie gesagt gleich weit 

 und drehrund in der erforderlichen Grösse nicht leicht zu beschaffen ist, 

 ein Metallrohr gesetzt, und zwar für den Arm am besten ein 12"™ weites 

 und 35 <^™ langes, über dem Dorn gezogenes Messiugrohr von 1 '"™ Wand- 

 stärke, das auf der Drehbank ausgedreht und innen glatt polirt war. Ein 

 solches Rohr ist für etwa eine Mark bei jedem Mechaniker leicht zu be- 

 schaffen. Man muss nur darauf achten, dass aus dem vorhandenen Vorrat 

 an Rohren ein ganz gerades, unbeschädigtes Stück von der erforderlichen 

 Länge herausgeschnitten wird. Für das Bein kann man ein ebensolches, 

 aber 14 bis 15"™ weites Rohr verwenden, damit der einzelne Puls nicht zu 

 gross und die Gesammtlänge des Rohres nicht zu ausgiebig wird. Das 

 Rohr wird in senkrechter Stellung so neben dem Plethysmographen montirt, 

 dass die Grenze zwischen seinem unteren und mittleren Drittel der Ober- 

 kante des letzteren entspricht. Es wird durch einen im flachen Bogen 

 geführten, dickwandigen Gummischlauch oder durch ein entsprechend weites 

 Bleirohr mit einem an der Unterfläche des Plethj^smographen angebrachten 

 Hahn in Verbindung gesetzt, und bei vollständiger Füllung des Plethysmo- 

 graphen wird das Wasser also etwa an der Grenze seines unteren und 

 mittleren Drittels stehen. 



Weiter wurde die pulsirende Wassersäule, welche den Schwimmer zu 

 tragen hat, durch eine Petroleumsäule ersetzt. Das Petroleum braucht 

 dabei' nicht in das Innere des Plethysmographen einzudringen, wo es den 

 Gummiverschluss schädigen würde; es bewegt sich vielmehr, nachdem es 

 von oben in das bereits mit Wasser beschickte Messingrohr hereingegossen 

 ist, in diesem auf und nieder. Das Petroleum hat vor dem Wasser den 

 Vorzug einer bedeutend geringeren inneren Reibung und ermöglicht somit, 

 da sich unter allen Umständen zwischen Schwimmer und Rohrwand 

 Flüssigkeit befindet, eine sehr viel leichtere Bewegung des ersteren, als das 

 bei Verwendung von Wasser möglich wäre. Der Schwimmer läuft ge- 



