Aufzeichnung von Volumschwankungen. 



207 



^ 



JAfessuigrolir 



Hcwtgummixing 



Trissermaassen wie ein Maschinenlager in permanenter Oelung. Weiter hat 

 das Petroleum auch den Vorzug eines erheblich geringeren specifischen 

 Gewichtes vor dem Wasser, und der auf der Ex- 

 tremität lastende Ueberdruck der Flüssigkeitssäule 

 wird bei seiner Verwendung geringer. 



Als Schwimmer hat sich am besten ein äusserst 

 dünnwandiges und darum leichtes Reagensrohr von 

 8 "^^ lichter Weite bewährt. Dasselbe muss in seiner 

 Länge so bemessen sein, dass es bei voller Be- 

 lastung durch den Führungsdraht und das Schreib- 

 pfeifchen mit seiner Oberkante gerade nur etwas 

 aus dem Petroleum hervorragt. Da das Reagensrohr 

 erheblich dünner ist als die lichte Weite des Messing- 

 rohres, so wird es oben und unten von je einem 

 Ring aus Kartgummi umgeben, die in ihrem Durch- 

 messer so bemessen sind, dass sie gerade leicht in 

 das Messingrohr hineinpassen (d. h. sich ohne Mühe 

 in demselben hin und her bewegen lassen). Die 

 Breite dieser Ringe beträgt 1 bis 2™™; ihre Ober- 

 fläche ist, wie die eines Fingerringes, convex gehalten, 

 so dass sich Ring und Rohrwand nur in einer 

 kreisförmigen Linie berühren. Es ist nöthig, dass 

 auch der obere Ring noch unter dem Spiegel des 

 Petroleums liegt. Auf diese Weise wird es erreicht, 

 dass der Schwimmer nicht in seiner ganzen Länge 

 der Rohrwand anliegt; vielmehr geschieht das nur 

 in zwei kreisförmigen Linien, deren Reibung ihrer- 

 seits wieder durch das Petroleum leichter über- 

 wunden wird. Die ganze Einrichtung ähnelt also 

 der eines Kugellagers. Die obere Oeffnung des 

 Reagensrohres wird mit einem Korkstopfen ver- 

 schlossen, in dem sich ein feines Loch zur Auf- 

 nahme des das Pfeifchen tragenden Aluminium- 

 drahtes befindet. Dieser Aluminiumdraht wird 

 am oberen Ende der Metallröhre durch eine Mes- 

 singhülse geführt, wie die bei den Blutdruck- 

 schwimmern. Die schematische Zeichnung erläutert 

 die Anordnung der Schreibvorrichtung. 



Die Vortheile der so ermöglichten Schreibung direct auf der bewegten 

 Wassersäule sind ohne Weiteres ersichtlich. Erstens kann die Aufnahme- 

 fähigkeit der eigentlichen Messvorrichtung jedem Bedürfniss angepasst 



GlcLS s chjuirruraej' 



Hartgi. 



Tetroleimt 



Wassc 



ing 



Fig. 1. 



