208 



Otfeied Müllee: 



MMUnMM^ 



werden, ohne dass trotz guter Wiedergabe der grossen, diejenige der kleineu 

 Schwankungen Noth leidet. Zweitens ist es 'möglich, durch eine einmalige 

 Aichuug des Messingrohres jeder Curve einen Maassstab vorzutragen, der 

 in absoluten, gleichmässigen , nicht wie beim Tambour nach oben ver- 

 zeichneten Abständen die Volumenschwankungen direct nach Cubikcenti- 

 metern angiebt. Drittens kann die durch Belastung mit der Flüssigkeitssäule 

 im Plethysmographen entstehende, äusserst geringe Drucksteigerung in jeder 

 Phase der Curve aus der Höhe der Petroleumsäule direct angegeben werden. 

 Viertens ist ein physikalisch homogenes, flüssiges, also incompressibles Me- 

 dium von der Oberfläche 

 ^jjij der Extremität bis zur 

 Schreibvorrichtung vor- 

 handen. Fünftens steht 

 der Anstieg der Curve 

 senkrecht, und bildet 

 eine gerade Linie, nicht 

 wie beim Tambour einen 

 Kreisbogen, wodurch die 

 Curven eleganter werden. 

 Sechstens ist der Appa- 

 rat sehr wohlfeil herzu- 

 stellen (für 3 bis 4 Mark); 

 also wesenthch billiger 

 als ein grosser Tambour 

 oder ein Hürthle'scher 

 Pistonrecorder. 



Diesen Vortheilen 

 stehen folgende Nach- 

 theile gegenüber. Erstens 

 die aus der Trägheit des 

 Wassers als Uebertra- 

 gungsmedium hervorgehenden, oben geschilderten Fehler. Und zweitens 

 die Trägheit des Schwimmers selbst, der nicht jeder leisesten Bewegung 

 der Petroleumsäule in so vollkommener Yveise folgt, wie der Stempel des 

 Pistonrecorders, mit dem der Apparat ja in seinem Princip eine gewisse 

 Aehnlichkeit hat. 



Die neue Schreibvorrichtung eignet sich mithin, wie jede mit W^asser- 

 füllung des Plethysmographen arbeitende andere Versuchsanordnung, in 

 erster Linie zur Darstellung allmählicher, lang hinziehender Volumen- 

 schwankungen, nicht aber zur Aufzeichnung von Pulsformen. Die neben- 

 stehenden Curven geben ein Bild von ihrer Leistungsfähigkeit. Die Curve Fig. 2 



Curve XP 7 



I I I I t I I 



Fiff. 2. 



