21© 



Otfeied Müller: 



in ausgezeichneter Weise wieder. Das letztere konnte hier allerdings wegen 

 Eaummangels nicht abgebildet werden. 



Curve Fig. 4 stellt das Beinplethysmogramm desselben Mannes dar, das 

 bei combinirter Luft- und Wasserfüllung des Systemes mit einer Schreibkapsel 

 ¥on 45™"" Durchmesser, 7™"* Tiefe, schlaffer Bespannung mit dünnem 



Gummistoff, einer Stützplatte für den 

 Schreibhebel von 12°^™ Durchmesser 

 und einem Verhältniss der beiden 

 Hebelarme des Schreibhebels von 1 • 

 zu 12'=™ aufgenommen ist. Bei Ein- 

 spritzen von 15°"™ Wasser in den 

 Cylinder wölbte sich die Membran 

 des Tambours halbkugelförmig vor, 

 und es trat eine Drucksteigerung von 

 9™™ Hg im System ein. Die Pulse 

 erhielten daher die aus der Curve 

 ersichtliche veränderte Form und 

 Grösse, auch war der Tambour bei 

 dieser Beanspruchung nicht mehr 

 dauernd dicht zu halten. Ein Tam- 

 bour, der gut profilirte Volumenpulse 

 vom Bein zeichnet, stand also bereits 

 bei einer relativ geringen Volumen- 

 schwankung an der Grenze seiner 

 Leistungsfähigkeit.^ Verwendet man 

 einen wesentlich grösseren Tambour, 

 so ist diesem üebelstaude bis zu 

 einem gewissen Grade abzuhelfen, 

 aber dann wird die Darstellung der 

 Puls- und Athemschwankungen wieder 

 ungenügend. Curve Fig. 5 veranschau- 

 licht das. Dieselbe ist bei demselben 

 gesunden Manne mit einer Schreib - 

 kapsei von 110™™ Durchmesser, 1 7 ™™ 

 Tiefe, schlaffer Bespannung mit dünnem Gummistoff, einer Stützplatte für 

 den Schreibhebel von 12™™ Durchmesser und einem Verhältniss der beiden 

 Hebelarme des Schreibhebels von 30 zu 150 aufgenommen. Es zeigt sich, 

 dass das Optimum für die Wiedergabe der Pulsschwankungen nicht in der 

 Ruhestellung der Schreibkapsel vorhanden ist, sondern bei einer mittleren 



* Bei so stark ausgesprochener Dikrotie, wie sie in Fig. 2 vorhanden ist, würde ein klei- 

 ner Tambour noch feiner profilirte Pulse geben, als sie in Fig. 4 zur Darstellung kommen. 



Fig. 4. 



